338 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



quatre inftrumens , il calibra lui-meme plufieurs tubes , Sc il en trouva 

 done le calibre etoic parfaic , qui font les quatre thermometres en 

 queftion; il en fit remplir deux de mercure , revivifie du cinabte ; les 

 deux autres , il les fit remplir d'efprit-de-vin redifie , de couleur rouge 

 & de 38 degres fuivant le pefe-liqueur de M. Baumc : il mit a la glace 

 fondante ( en Odobre 1775 ) ces quatre thermornctres enfemble , pour 

 bien determiner le point de zero ou de la premiere congelation : apres 

 cette operation , M. Meffier mit les deux therniom.etres au mercure a 

 I'eau-bouillante , le Barometre ecant a 18 pouces : entre la glace & 

 I'eau-bouillante , il divifa cet intervalle en 8 s degres , &c il ptefera 

 cette divifion a celle de 80, qui eft celle de M. de Reaumur , comme 

 s'accordant mieux avec la marche des thermometres a refprit-de-vni 

 redifie. Les deux points de la glace Sc de I'eau bouillante donneren: 

 a M. Meflier, la divifion des echelles de ces thermometres au mercure, 

 en degres egaux , & leurs echelles , ( rapporte M. Meflier) etoient fi 

 cgales^'entr'elles, que de zero a 85 degres il n'y avoir quun degre de 

 difference, de maniere que la planche de I'echelle de I'un de ces ther- 

 mometres pouvoit etre remplacee par I'echelle de I'autre ou devenir 

 commune aux deux ; I'un de ces thermometres au mercure avoic 

 pour echelle de chaque cote du tube , I'echelle de 8 5 degres , le fecond , 

 pour echelle d'un cote du tube la meme echelle , & de I'autre cote 

 fechelle de Fahrenheit : ces deux thermometres au mercure bien gra- 

 dues par M. Meflier, lui fervlrent d'etalon pour rcgler les deux autres 

 thermometres a I'efprit-de-vin redifie , qui ne'portoient ni I'un ni I'autre 

 I'eau bouillante 5 le point de zero ou de la premiere congelation y 

 fut determine , en les mettant a la glace pilee &: fondante , avec les 

 deux autres au mercure. Pour avoir d'autres points pour la divifion des 

 echelles de ces deux thermometres ^ M. Meflier prit un bain d'eau 

 tiede , dans leqtiel il plongea les quatre thermometres : ce bain ayanc 

 fait monter les deux thermometres au mercure au-dela de 40 degres 

 de dilatation , il attenilit que les colonnes defcendilfent a 40 degres 

 iufte,ce qui fe fit lentement par le refroidilTement du bain ;& il mar- 

 qua, pat le moyen d'un fil , fur les thetmomettes a refprit-de-vin, le 

 point de 40 degres que donnoient alors ceux au mercure : il opera de 

 la meme maniere pour 10 degres. Les crois points determines ; favoir, 

 le zero ou la congelation , 10 & 40 degres de dilatation lui donnerenc 

 la divifion des echelles de ces deux thermometres en parties _cgales._ 



Ces quatre thermometres, ainfi que quatre autres a I'efprit-de-vln, 

 fervirent a M. Meflier, aux obfervations du firoid de 1776 : il donne 

 le detail de ces huit thermometres qu'il defigne dans fon Mcmoire 

 par des numcros depuis i jufqu'a 8 j les deux numcros 1 & i font les 

 deux thermometres au mercure. 



