SUR L'lIIST. NATURELLE ET LES ARTS. 541 



bres clevc'e de 10 pieds. La difference de hauteur des deux inftrumens 



etoit de 34 pieds: les obfervations qui ont tefultc de la pofition de 



ces deux- thermomecres font rappoftces en table & faices les i>,,i» 



3 &: 4 Fevtiet , jours ou avoir commence le degel.' - ''^"^ '.':■/ i"-J 



M. MelTier termine ici fes obfervations fur le froid , iquV font tap- 

 portees dans le plus grand detail. 



Apres les obfervations du froid , M. Meffier voulut voir fi le's ther- 

 momctres qui lui avoienr fervi aux obfervarions , donnoient encore le 

 meme point de la glace fondante : »I les remit tous , le 5 Fevriec 

 177<J, a dix heures du matin , dans de la neige qui commencoit a fe 

 fondre , il les y lailfa jufqu'au lendemain 6 heures du matin , & il 

 leconnur quils donnoient tous le meme terme de la glace: cette veri- 

 fication Taffura de plus en plus de la bonte de fes obfervations & de 

 fes thermometres. 



Article VI. Contient le detail de quatre thermometres numeros I, 

 11 J III & ly rapportes a une mefure connue , au moyen de laquelle 

 on pourra reconnoitre & reconftruire ces quatre inftrumens, pour ne 

 pis perdre le degrc de froid obferve en lyyfijconime celui de 1709 

 la etc au thermometre de M. de la Hire. 



M. Mellier , rapporte un moyen fimple a pouvoir tranfmettre le 

 froid de i-yf, de manicre a le reconnoitre en reconftruifant les mc- 

 mes thermometres qui lui onr fervi, qui peuvent fe calFer on fe per- 

 dre dans Tavenir. 11 confidere fur ces inftrumen'; quarre points recon- 

 nus &: determines; fa voir, le zero ou le point de la premiere conge- 

 lation, la temperarure des caves de I'Obfervatoire Royal, le point de 

 I'eau-bouillante &: celui du degrc de froid obferve en 1776, fur cha- 

 cun de ces quatre thermometres : ces quatre points qui donnent trois 

 diftanceSj il les rapporte en pouces & lignes du pied-de-roi , mefure 

 conltante &: qui fe retrouvera en tout terns , moyen (miple & facile. 

 Si ce mo|'en avoir ete employe pour le thermom,.'tre de M de la Hire 

 en 1709, on auroit ete a meme en 1775 de reconftruire, par raton- 

 nement , un femblable thermometre , en choifiirant un tube dont la 

 liqueur auroit donne les quatre points connus de cet ancien inftru- 

 ment qiu. n'exiftoit plus pluheurs annces avanr 177(5. 



Ankle VII. Contient des details d'experiences & de comparaifon de 



. plufieurs thermomares, pour connoitre leur bonte 8c ce qu'ils devoient 



donner pour le degre de froid de 1776 , avec des obfervations fur 



un froie premature & extraordinaire reflenti dans les Vofges au mois 



de Novembre 1774. 



M. Ivieftier rapporte , que I'Academie ayant regu.tant de fes Mem- 

 bres qii« de difFcrens paiticuliers de Paris & de la Province , des obfer- 



