440 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



Monfieur le Profelfeut Van Swindeii a divife le Hen par des onces, 

 mais il me femble que les viteires font picferables ^ cepeiidanc cela 

 revient au meme pour un Obfervateur qui a une table dont les onces 

 repondent aux vitelFes du vent. 



11 m'eft vena en penfee que pour rendre cet Anemometre plus 

 fimple, on pouvoit au lieu de Li roue dentee & de fa cremaillcre , met- 

 tce a la place ds la roue une poulie Z ( fig 5 , ) de meme diamecre, 

 rouler un fil autour & qui fe croife en bas \ les bouts d^e ce til etanc 

 attaches I'un en U , I'autre en Y, mais point trop ferre fur la poulie, 

 atin que fon jeu foit fort libre : la regie ne peut pas fe mouvoir fans 

 foite tourner la poulie , qui ayant une aiguille fur un des bouts de fon 

 axe, marquera aulTi jufle que la roue dentee : c'eft ce que je viens 

 'd'eprouver dans ce moment. Je crois qu'uiie fine chanterelle de violon , 

 un pen nfce , feroit pteterable a du fil. 



Pour en revenir a {'Anemometre A. alles venkaks , dont je joins ici le 

 modele & les defllns , (i) &: dont le cadran n'a pu etre divife qu'au 

 hafiid ; j'aurai I'honneur de vous dire, Monfieur , que le premier que 

 j'ai fait conftruire avec des volets d'un demipied quarre, marquoit fort 

 bien la vitelTe du vent , excepte les degres depuis 1 jufqu'a 11, le 

 poids de la roue & de fon axe y faifoit obftacle. Je n'ai pas joui 

 long-terns de cec inltrument \ conime 11 n'ctoit point enferme , un mal- 

 adroit a cade le relfort , & faute d un endroit plus .<ur je ne lai point 

 encore retabli : aujourd'hui j'ai un pignon de mufon bien htue &: 

 bien ferme ; c'eft-la ou je me propofe de le placer aufii-tot quele tems 

 me permettra de faire a neuf les divifions du cadran ; car les premie- 

 res ne peuveut point fe rencontrer avec un nouveau relTort: en £iifant 

 ces nouvelles divifions, je me propofe d'employer TAnemometre expli- 

 que ci-detfus n°. i , en les expofant tons deux au meme vent. Pendant 

 que je fuivrai des yeux I'aiguille de I'Anemometre a volet avec un 

 crayon en main , un aide obfervera i'autre qui dira les degres de 

 vitefies du vent que je marquerai d'abord \ je choifirai des jours de 

 petits , de moyens & de grands vents ; & comme nous en avons fouvenr 

 ici de 60 pieds de vitelle par feconde, je n'attendrai pas long tems. (1) 

 Et pour matquer jufqu'a ^o pieds qui eft la vitelfe d'un vent furieux , 

 &c qui eft le dernier terme de la divifion que je me propofe de fliire. 



(i) Voyez Planclic I. 



(i) Le 11 Deccmbre a 9 hcur. du matin le vent avoit 4f; degres de vitelTe ; a 

 midi J4i au foleil couchant ($5 , & a 8 lieur. du foit 41 ; & aujouid'liiii )0 du 

 incme raois , a 5 heut. du matin fur un de nos ponts , le vent avoit 76 pieds de 

 vitclle ; il a cu meme, mais par fecouflcs , jul">ju'a 80 , a 10 hcur. ; fur un autre 

 pont 73. . 



j'employerai 



