•43(J OBSERFJTIONS SUR LA PHYSIQUE y 



de lo pieds devitefle. L'infbriiment ecant vertical , & voulant marquer 

 un vent de lo pieds de vitelle , il fau: pofer , fuivant M. Bouguer , 

 j.\ onces fur le plan , fjai etanc joint a fon propre poids & a celui de 

 la verge , font 4y onces au moins , ce qui indique la force d'un vent 

 d'un pen plus de 14 pieds de viteire par feconde , tandis qu'on n'en 

 marque que 10 , & ainfi des autres viteires. (0 Lorfque les divifions 

 font tracees, & qu'on veut fe fervlr de cet inftrument , le tuyau qui 

 ctoit vertical , pour marquer les divifions, fe trouve horizontal : alors, 

 la pefanceur du plan & de la verge n'agit plus que par le frottemenc , 

 qui fans rouleaux, eft a-peu-pres le tiers du poids, &c avec des rou- 

 leaux , ce tiers eft dans le rapport du diametre d'un axe de rouleau au 

 diametre d'un des rouleaux , ce qui eft reduit a fi peu de chofe , qu'au 

 mien , ce frottement eft furmonte par zS grains. Si done en divifant 

 rinftrument j'ai marque 1 o degres la ou il doit y en avoir 1 4 , cela faie 

 une diftcrence fenlible qui influe plus ou moins fur routes les divifions; 

 or , la Phyfique veut, commela Geometric , le plus de precifion qu'il 

 eft pollible. 



Vous favez, Monfieur , qu'en tenant cet inftrument a la main, 

 comme le dit Al. Bouguer , on n'eft jamais aftiire de le tenir horifon- 

 talement \ s'il eft oblique , que I'extremite oii eft le plan foit plus 

 eleree que fon oppofee , I'inftrument marquera trop ; & s'il eft oblique 

 du fens contraire , il ne marquera point allez. Dans le premier cas , le 

 poids du plan & de la verge agira fur le rellott , & dans le fecond , 

 ce poids dilatera ce reftort ; outre cela , plus une furface eft oblique 

 dans un courant , moins elle recoit de choc. Done en obfervant avec 

 eet inftrument , il doit etre horifontal. 11 n'eft gueres poftible de le 

 mettre dans le courant du vent fans une girouette j n'y etanr pas , le 

 ven: ne peut jx)int agir avec route fa force abfolue. Les divifions etauE 

 fort pres les unes des autres , & le vent agiffant par fecoulle, on ne 

 fair, par un grand venr , quel degre prendre pour le plus approchant ; 

 Sc enfin , en tenant cet inftrument devant foi , I'obfervateur eft dans le 

 courant du vent , ce qui produit une refledion qui empeche encore 

 rinftrument de marquer jufte. 



Les changemens qui m'on: paru nccellaires a cet inftrument, font 

 exprimes fur la Planche N°. z. 



A , B, C , D , ( hg. I & 1 ) Plaxiche i , eft un tuyau d'une forme 



(i) Le plan & la regie de mon Anemometre a rejfort a boudin , dont je vais 

 faire voir la defciiption , font aulfi legets qu'il ra'a ere poffible ; cependant quand 

 il eft dans une iltuation verticale , I'^guille du cadran marque 237 degres ; ce qui 

 prouve aux yeux combien il eft necellaire de reiSifier la mdthode de confttudion 

 donnee par M. Bouguer, 



