i9<? OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE , 



jufques la , que le volume rotnl avoir ece rcduit a un poinc d'etre plus 

 petit d'un cinquieme que ceUii de 1 air commun. 



C'eft done du de^re de la bonte de I'air commuii- , que depend I* 

 diminution plus ou moins grande , produtte par I'lnflimmation d'une 

 quantite donnee d'air inflammable. Ce<.i me paroit demontre par mes 

 experiences precedences, fur la diminution inhniment plus grande qu'on 

 peut produire , lorfqu'au lieu de meler I'air mflammable avec lair com- 

 rnun , je le melois avec lair dephlogiftique, mais on verra une dimi- 

 nution bien moindre encore, fi on mele cet air inflammable avqc un 

 air oil une chandelle fefoit cteinte , ou bien qui auroit ete refpiredeux 

 ou trois fois. Un melange de ii mefures d'air gate par une chandelle , 

 avec 4 mefures d'air inflammable , eft reduit a un pen plus de 1 1 me- 

 fures ; & le melange de 4 mefures d'air inflammable avec r i d'air 

 refpirc , fe reduira a un peu plus de 1 1 mefures. Voyez combien eft 

 grande cene difference ,avec celle qui a lieu lorfqu'on employe un bon- 

 aircommun^ elle eft fi grande, qu'elle peut etre fenfible dans lesdifferens 

 degres de phlogiftication que fair atmofpherique peut eprouver. 



Voila comment I'air inflimmable peut fournir un Eudiometre, qui' 

 fervira a mefurer les degres de refpirabilite des divers airs par la di- 

 rninucion qu'ils eprouvent, il remplacera I'air nitreux qui les montre de 

 cette maniere , & il fervira peut -etre plus utilement que ce dernier; 

 pour faire ces experiences, employez I'appareil decrit dans ma 1. ettrc 

 precedence, fig. 1.; introdiiifez les mefures d'air inflammable & d'air 

 commun que vous jugerez a propos dans la partie A; enflammez-Ia' 

 par I'ecincelle eledrique ; rernplilfez la partie Btr d'eau ; bouchez I'ou- 

 verture c avec le doigt i plongez-la dans un verre ; retirez le doigt, ou- 

 vrez le robinet C , Teau monte avec force dans la partie A , pour occu- 

 er I'efpace que I'air detruit a laiffe vuide ^ fermez- 1« robinet ; retirez 

 inftrument du verre ; inferez dans I'ouverture Be un long tube A B G 

 plein d'eau {fig. 17 ci-jointe ) , de maniere qu'il joigne etroitemenr 

 dans I'ouverture B ; tournez I'inftrument avec le tube en haut, atin que 

 le robinet C etant ouverc , tout 1 air qui eft refte monte & s'eleve au- 

 haut du tube ; ce rube doit avoir au moins 4 lignes de diametre , pour 

 laifler un libre paflage a I'air Si a I'eau ; albrs , connoifTmt !e volume 

 de I'air, je connois (a diminution, fi j'obferve combierr I'eau s'eleve 

 ^u-delfus du point oii doit s'arreter i'air, lorfqu'il ne s'eft pas diminue. 

 Cet inftrument eft commode & portatif, il pent fervir comme Eudio^ 

 metre dans les deux inanicreS , & indiquer k refpirabilite de Pair par 

 deux experiences diflfcrentes , par le nombre des Dulles d'air qu'il faur 

 ajout^r a I'air inflammable pour pouvoir I'enflammer, comme je Tar 

 dit dans ma Lettre precedence, & par le moyen de I'eclielle qui me— 

 fiire la diminution du volume d'air done ils'agic. 



f: 



