SUR L'HTST. NATURELLE ET LES ARTS. 297 



1 c le. oaJ nioyen tft cert.iinement le meilleur 6c le plus commode, 

 & il fournic un Fudionietre nes-compatable , & d'un ufage tres- facile; 

 an lieu que le premier ne fauroit prctendre nux nuines avain.>ges : mais 

 fi I'oii vouioit un inftrumenr qui fut feulemtnt cieftinc a mefurer la 

 diminution , le robiiiet D de la tii'.we deuxiome de ma Letcre pre- 

 miere , devient inutile; on peut lui fubftituer un bouchon maftique 

 avec deux iils de m "t.-il , comme on roit dans \zfioi,u premiere de la 

 meme I ertre ; ou bien , on peut fe fervir d'une vis de leton , d.ins 

 laquelle p.ille un tube de verre , traverfe par un til de leton retourne 

 fur lui-mcine centre la bande de la vis ; il faui maftiquer foigneufe- 

 ment cet appareil , ahn que lair ne s'echappe pas. 



Le tube A B doit ctre calibre, & contenir un peu plus de 1 mefures 

 d'air, ou plutot le volume contenu dans la partie tic ,Jig. i , de la Let- 

 rre precedente ; je marque fur ce tube le point B , oii arrive une mefure 

 & le point B & le point C, ou arrive la feconde , & j'y adapte une 

 cchelle de vo degres de C en B , & de B en A. 



Pour faire I'eilai de I'air refpirable , j'introduis dans la boule D , 

 Jzfr. premiere , une mefure d'air refpirable avec une mefure d'air in- 

 flammable , par le moyen de la bouteille dccrite dans la Lettre precc- 

 dente ; apres avoir produit 1 inflammation , introduit I'eau , remplacc le 

 volume d'air perdu , adapte le tube & renverfc la boule enen-bas, comme 

 je I'ai decrit ci-delfus , je trouve que I'eiu s'clcve dans le tube jufqu'au 

 55".; I'efpace contenu depuis le point O jufqu'a 55"., me marque la 

 diminution qui s'tft operce dans le volume des deux mefures ; elle eft: 

 toujours proportionnelle a la bonte de I'air refpirable qui a ete mis eii 

 experience , & dont la proportion eft indiquee pat les degres qui font 

 connoitre fa refpirabilite plus ou moins grande. Ces Eudiometres feront 

 correfpondants fous routes les formes Sc les grandeurs, pourvu que le 

 lube (oic calibre Si divife fuivant la regie que j'ai donnce. 



Cette echelle meme Sc ces tubes, peuvent fervir audi pour les Eu- 

 diometres oil Ton employe 1 air nitreux , qui feront aulli , alots , compa- 

 rables encr'eux, chacun dans leur efpcce , mais non pas les uns avec les 

 autres ; parce que la diminution operce alots par I'air nitreux ou lair 

 inflammable, n'eft pas la meme pour les memes volumes d'air, mais 

 il y aura toujours entre ces deux efpcces d'Eudiometre un rapport conftant. 



Les Eudiometres 011 Ton employe I'air nitreux , ont I'avantage de 

 marquer les degres de la refpirabilite au-delfous du 30 & du 20 de- 

 gre , 8c meme jufcju'a O ; les b.udiometres avec I'air inflammable n'arti- 

 vent pas a ce point , parce que I'air ne peut s'y allumer , fi i'air commuii 

 eft trop vicie; ce qui rend dans ces cas les Eudiometres a I'air nitreux 

 ne,:elTaires pour indiquer I'ctat de ces airs qui ont encore quelques de- 

 gres de refpirabilite; je crois , encore, que ces Eudiometres a I'air ni- 

 ireux font pteferables pour mefurer un treirgrand nombre de degres de 



