30O OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



devroir aller a ?o degres , puifque le volume de I'air commun eft de 

 I 80, mais il faut dire qu'll y a encore ane partie de la mefure d'air 

 inflammable qui ne s'enflamme pas ; il eft au mains certain , qu'une 

 mefure d'air inflammable pent faturer au moins deux mefures & demie 

 d'air commun , comme mes experiences me Tone appris , & comme 

 je I'ai raconce. Lorfqu'on veut faire I'efTai de la bonte de I'air refpi- 

 rable , comme je I'ai indique , il eft clair que la diminution cians le 

 volume des deux airs fera d'autant plus grande, i". , que I'air com- 

 mun fera meilleur , parce qu'il fe diminuera d'autant plus qu'il pourra 

 recevoir une plus grande quantite de phlogiftique \ i°. , que I'air inflam- 

 mable communiquera une plus grande quantite de phlogiftique par foil 

 inflammation , pour en faturet entleremenc I'air commun : apres ces 

 obfervations , il n'eft pas etonnant de voir des differences dans les diffe- 

 rentes experiences qu'on fait fur les airs avec cet inftrument. 



J'aurois bien encore des chofe a dire pour rendre cet Eudiometre 

 plus commode & plus fenfible , mais je ne tinirois pas j je referve ces 

 remarques pour une Lettre a M. Magellan , a qui je vous prie'de com- 

 muniquer celle-ci ; cependant , je veux vous donner I'idee d'un tube 

 plus convenable ; la partie fuperieure , au point marque 90 , devient 

 inutile dans le tube A R C , fi I'on veut faire feulement des experiences 

 fur i'air commun , puifque la diminution ne fait jamais monter I'eau 

 jufques-la, on pourroit done terminer cette partie fuperieure du tube 

 par une boule creufe qui auroit la capacite de la partie retranthee ,fi«. i. 

 Ce feroit encore mieux , fi la boule commen^oit au-deflus du degre 60, 

 comme dans li-fg- } , & fi on le coupoit au degre'50 , il ne refteroit , 

 - alors, que cette partie du tube qui pent etre utile ; enfin, s'il ne s'agif- 

 foit que de I'air refpirable , il fuffiroit de conferver la feule portion du 

 tube qui eft comprife entre le 50 & 60' degrcs , comme dans la fis- 4> 

 alors , fi Ton donnoit 25 pouces a ce tube qui n'a que 10° , & qu'on 

 les divisat chacun en 10 parties, on auroit 100 divifions , dont cha- 

 cune auroit 3 iignes , ce qui donne une etendue bien grande a rechelle 

 pour cette partie feule qui peut fervir a I'air commun ; mais quelles 

 feroient les proportions de ces boules aux tubes ? I'experience feule peuc 

 I'apprendre ; fi le tube s etend jufqu'au degre 60 , comme dans la 

 fig. 3 , la capacite de la boule doit etre comme 1 1 , &c, Le tube de la 

 fig. 4 fervira feulement pour les experiences fur la refpirabilite de I'air 

 -commun , & fi on lui donne une grandeur fuffifante , on le rendra pro- 

 pre a marquer les plus petits degrcs ; mais fi Ton eprouve des airs plus 

 gates , par exemple, au-delTous de .50 degtes, comme celui qui eft gate 

 par la flamme , il faiidta employer le cube 3 , & fi I'air eft plus gate , il 

 Faut recoutir a I'Eudiometre a air nitreux \ He le tube , %. z -, peut fer- 

 vir a cela , I'ecbelle y commence a o. Enfin , s'il s'agitJ'eprouver I'air de- 

 phlogiftique , il faut prendre le tube ,fi^. i , ou la dijninution peut aller 



au-dela 



I 



