SUR VHIST. NJTURELLE ET LES ARTS. 403 



1°. L'Auteur fe fert d'cfprit-de-vin qui bri'ile la pouate ( pag. 5' ). 



2°. Mais il a trouve qii'un thermometre compofe d\ i'uit- d( a 

 mele d'un quart d'eau , a la meme niarche que l'efprir-de-vin qui 

 brulc la poudre , a compter depuis le chaleur de 1'cau bciillante, juf- 

 qu'a la congelation operee par le fel marin ( pag. 45" ). 



Le degre de force de l'efprit-de-vin paroit done afTcz indifferent ; 

 ce qui elt confirme par les experiences de M. du Luc , qui a doiine une 

 Table de la marchc de ditferens efprits-de- vin : ces marches ne dif- 

 ferent pas beaucoup. ( Voy. tome I , pag. 326 , art. 426 , de fon admi- 

 rable Ouvrage fur les Modifications de HAtmofphtre ). 



3°. cc Le point \iro eft celui des caves de 1 Obfervatoire de Paris 

 »> (de la meme niche ou MM. de la Hire , Reaumur & du Luc one 

 w rait leurs experiences ) ■>■>. M. Mikely a reconnu que cette meme tem- 

 perature a lieu en d'autres fouterreins (pag. 27 , 28 & 30). 



4. . Le thermometre , plonge dans 1'eau bouillante avec les pre- 

 cautions convenables , marque IO0 degres (p. 3 J ), le barometre etant 

 a 27 pouc. 9 lie. ( p. 37 ). 



J°. La temperature de l'eau dans la glace , ou , comme s'expriment 

 d'autres Phyficiens , de la glace qui fond, eft 10,4 deg. de froid, e'eft- 

 a-dire , au-delTous de \ero oudutempere (p. 38). 



6°. L'Auteur a employe la meme echelle pour les degres de froid, 

 que pour les degres de chaleur. 



Voila les determinations qui me ferviront de bafe. 



Pour ce qui eft du thermometre de M. de Reaumur , de celui que 

 c; celebre Phyficien a decrit dans les Me'moires de I'Jcade'mie, <k qui 

 diffcre beaucoup de ceux auxquels on a donne fon nom dans la fuitc , 

 je me fervirai des determinations de M. du Luc , parce qu'elles font 

 appuyees fur plufieurs experiences, qui, quoique de differente nature, 

 s'accordent toutes parfaitement , & portent avec elles une evidence a 

 laquelle je ne puis me refufer. Ces determinations fe trouvent dans 

 l'Ouvrage cite, art. 443 c — 443 q. Les voici avec les determinations 

 de M. Mikely , qui y repondent : 



Mikely. Reaumur. 



Eau bouillante IOO . . . 100,4. N". 1" (l). 



174 1, & rcimprimee avec des additions & des correenons dans les Add Helvetic j, 

 Tome III, pag. 13 — 97. File I'a audi hi fepardment en 1757, a Eale, en 74 pag. 

 in- 4° ; e'eft l'cdition dont s'eft fervi M. du Luc. I! n'y a qu'a letranchcr 15 des pages 

 que je cite, pour avoir cclles que ce celebre Auteur indique dans fon Ouvrage. 



(\) IY1. Mikely a trouve' qn'un thermometre conftruit par M. de Reaumur lui- 

 meme, marquoit, a l'eau bouillante, 105,1 ; que le gros thermometre de 1'Obfer- 

 vatoire y marquoit no j, & un troifieme 115 j. Mais M. du Luc rcmatquc 



Supplement , Tome XIII. lJjB t Eeea 



