( 8) 



L'instrument étant remis en station, si l'on fait feu, on obtient 

 un nouveau trait, à une distance II de l'origine, correspondant à 

 un temps T. La différence entre les temps T et t est égale à la 

 durée du trajet du projectile entre les deux fils qu'il a coupés 

 successivement. 



Les électro-aimants sont munis d'un noyau fixe et d'un noyau 

 mobile qui sert à régler la force d'attraction. 



Les arrètoirs, servant à faciliter la suspension du cbronomctre 

 et du poids, et à en empécber les oscillations, rendent l'usage de 

 cet appareil très-simple et très-facile. 



L'électro-aimant du poids peut occuper deux positions sur la 

 colonne de l'instrument; la position inférieure est em])loyée lors- 

 qu'on mesure la vitesse d'un projectile; dans ce cas, l'écarté- 

 ment des cadres-cibles est de 50 mètres, le trait de disjonction est 

 amené à une bauteur fixe, et la vitesse en mètres se lit directe- 

 ment, sans le secours d'aucun calcul, sur la règle qui sert à me- 

 surer les traits. 



La position supérieure est employée lorsqu'on veut mesurer 

 de très-courtes durées; elle a pour but d'augmenter la longueur 

 représentative du temps mesuré. Avec cette disposition, qui est 

 celle dont on a fait usage dans les expériences exécutées à Essen, 

 le trait de disjonction se marque après une bauteur de cbute 

 d'environ 500 millimètres, de sorte que la durée de 0%0005, la 

 plus courte que l'on avait à mesurer, était représentée par une 

 longueur de l'"'",6 entre le trait de la disjonction et celui du tir; 

 une erreur de 0""",1 dans la bauteur d'un trait correspond, dans 

 ce cas, à une erreur de 0%0000d dans la durée. 



Si, avant une même expérience de tir, on fait plusieurs dis- 

 jonctions, la différence de bauteur d'un trait à un autre est 

 moindre que 0""",1 . 



Quant à l'exactitude du disjoncteur lui-même, on peut s'as- 

 surer, en intervertissant les deux courants, qu'il les coupe exac- 

 tement en même temps; le disjoncteur ayant été réglé une fois 

 pour toutes, si Ton fait cette vérification, on obtient des traits 

 qui diffèrent moins de O""™,!. 



L'établissement de M. Krui)p a mis à notre disposition un canon 



