( 35o ) 

 comme il change en même temps le lieu du foyer con- 

 jugué , ce n'est que par un calcul , à la vérité très-simple, 

 qu'on se rend bien compte de l'effet produit. 



Le grossissement de l'instrument à ce maximum est 

 de cinq cents fois , et à son minimum de vingt-cinq ou 

 trente fois le diamètre de l'objet , quand on a supprimé 

 le verre concave, ainsi que trois des lentilles objectives 

 et renfoncé les tuyaux. Au moyen du tirage des tuyaux 

 et en replaçant successivement les quatre pièces suppri- 

 mées , on passe graduellement du second grossissement 

 au premier. Avec un oculaire plus fort et un verre plus 

 concave, on peut le porter jusqu'à neuf cents , et la lu- 

 mière d'une lampe suffit encore pour éclairer les objets 

 transparens ; mais les contours ont beaucoup perdu de 

 leur netteté. 



Le corps de la lunette est fixé au haut du pied qui le 

 supporte , par une charnière autour de laquelle il peut 

 tourner et prendre les inclinaisons qu'on veut, depuis la 

 direction horizontale jusqu'à la verticale. 



Pour éclairer les corps transparens , M. Selligue em- 

 ploie , comme dans les microscopes ordinaires , un miroir 

 concave placé au-dessous de l'objet et qui réfléchit la lu- 

 mière de bas en haut en concentrant ses rayons -, mais 

 il a ajouté un écran, à deux centimètres au-dessous du 

 porte-objet, et percé d'un petit trou d'un ou deux mil- 

 limètres qui correspond exactement à l'axe du corps de 

 la lunette et ne laisse ainsi tomber sur l'objet ou dans 

 son voisinage que des rayons peu inclinés à l'axe. Un 

 second diaphragme de trois millimètres et demi d'ouver- 

 ture placé au-dessus de l'objectif à quinze millimètres en- 

 viron et qui se trouvl toujours éloigné du premier de cinq 

 à six centimètres au moins, intercepte tous les rayons 



