( foo ) 

 recrouie. au marteau, aiiu de pouvoir résister au poids 

 qu'elle doit supporter. Elle est moulée à son pied au 

 moyen d'une vis, sur une agraffe dormante, ayant à sa 

 partie inférieure une vis de pression , afin de pouvoir 

 être fixée à la table. A cette colonne se trouve un bras 

 à potence , de buit pouces de longueur, pouvant tourner 

 horizontalement autour de la colonne , qui lui sert d'axe, 

 et être monté et descendu à volonté ; il est arrêté par 

 une vis de pression. L'extrémité de ce bras s'articule 

 en genou avec une autre pièce en forme de pince , dont 

 les deux brandies se terminent chacune par un demi- 

 cylindre creux ; le canal formé par le rapprochement de 

 ces deux branches est destiné à recevoir le tube en 

 verre. Une première vis rend à volonté l'articulation 

 en genou immobile , et une seconde vis , en rappro- 

 chant les deux branches de la pince , fixe également le 

 tube de verre. Cet instrument, fait par M. Lichten- 

 berger à Strasbourg , est aussi depuis quelque temps 

 employé aux laboratoires d'anatomie de la Faculté de 

 Paris. 



En me servant du fixateur, j'emploie ordinairement 

 des tubes sans canule flexible, et à cet effet , on procède 

 de la manière suivante : La vis qui retenait la boule 

 étant relâchée, on place le tube de verre entre les 

 branches destinées à le recevoir , de manière à ce qu'on 

 puisse lui imprimer quelques mouvemens. De cette 

 façon , on laisse pendre le tube dans une direction qui 

 ne s'éloigne de l'horizontale qu'autant qu'il le faut pour 

 que le mercure ne coule pas par le bout évasé. En lais- 

 sant ainsi le tube parfaitement mobile , on a l'avantage 

 de pouvoir l'introduire de suite dans le vaisseau lym- 

 phatique ouvert-, cela fait , un maintient le tube dans 



