(4oi ) 



le vaisseau avec une main, et avec l'autre on resserre 

 d'abord la vis qui rapproche les branches de la pince ; 

 mais il faut avoir soin d'établir le parallélisme entre le 

 tube et les pinces qui le retiennent , sans quoi on risque 

 de le voir quitter le vaisseau ou le soulever. C'est là 

 la partie de la manipulation qui exige le plus de soin, 

 car après il n'y a plus qu'à serrer la vis qui retient la 

 boule , pour maintenir tout l'appareil en parfaite im- 

 mobilité. 



Au moyen du fixateur on peut faire les injections sans 

 aide , pourvu qu'on ait des pinces dont les branches 

 puissent être maintenues rapprochées,, au moyen d'un 

 coulant 5 en effet, on saisit le vaisseau à lier avec ces 

 pinces , qu'on retient avec la bouche , tandis qu'on a les 

 deux mains libres pour faire la ligature. 



En injectant avec la canule flexible , j'emploie un ap- 

 pareil de suspension très-simple ; il se compose de deux 

 fils de fer , longs de 10 à i5 pieds , tendus horizontale- 

 ment à la partie supérieure de deux murs parallèles. Un 

 autre fil de fer est fixé par ses extrémités à la partie 

 moyenne des deux précédens. Du milieu de ce troisième 

 fil descend une ficelle , au moyen de laquelle on sus- 

 pend le tube en verre , de manière à ce qu'étant rempli 

 de mercure , son extrémité inférieure ne soit élevée que 

 de trois à quatre pouces au-dessus du niveau de l'en- 

 droit où l'on injecte , et qu'une partie de la canule, 

 qui porte à son bout le robinet avec le tube en acier , 

 soit couchée sur la table. On conçoit que le jeu des 

 diverses pièces qui composent cet appareil, doit produire 

 toute l'élasticité désirable , et qu'en même temps le 

 poids du mercure se trouve parfaitement soutenu sans 

 fatiguer la main de l'anatomisle. Pour introduire le 



