( 358 ) 

 sécurité des microscopes d'Adams , de M. Amici et de 

 M. Selligue. 



Il est essentiel que les verres et les réflecteurs soient 

 très-propres. Le meilleur moyen pour les débarrasser de 

 la poussière qui finit par se ramasser à leur surface , 

 consiste à les laver avec de l'esprit de vin. On les essuie 

 ensuite avec un linge fin. 



La manière d'éclairer les objets mérite aussi la plus 

 grande attention ; parlons en premier lieu des corps trans- 

 parens. On les éclaire généralement en plaçant au-dessous 

 du porte-objet un miroir plan ou concave qui réfléchit 

 la lumière et la renvoie dans le champ du microscope. 

 Nous avons renoncé complètement à l'emploi de la lu- 

 mière solaire directe , soit parce qu'il n'est jamais né- 

 cessaire d'avoir un pinceau lumineux aussi vif, soit parce 

 qu'elle produit beaucoup de couleurs , soit enfin parce 

 qu'elle occasione une extrême fatigue. Le seul moyen 

 d'en faire usage consiste à placer l'instrument à l'ombre, 

 v i s .à-vis d'un mur blanc , éclairé par le soleil et situé à 

 quinze ou vingt pas de lui. C'est une condition généra- 

 lement facile à remplir , mais il est plus simple encore 

 d'employer la lumière des nuées qui suffit presque tou- 

 jours même pour les plus forts grossissemens , et qui 

 n'occasione aucune fatigue. On peut lui substituer, et 

 toujours avec avantage , la lumière d'une lampe à double 

 courant , ce qui permet de faire des observations soit 

 pendant la nuit , soit pendant le jour , lorsque le ciel est 

 couvert. 



M. Selligue a introduit un perfectionnement très- 

 sensible dans ce genre d'éclairement , en plaçant un dia- 

 phragme étroit entre le miroir réflecteur et le porte-objet. 

 Les images en deviennent beaucoup plus nettes. 



