' ( 364 ) 



mètres sur la règle, dans les conditions précitées , et de 

 diviser cette valeur par le grossissement employé. 



Nous joindrons ici les pouvoirs amplifians du micros- 

 cope de M. Selligue , pris sur l'instrument qui a évé 

 examiné par MM. les Commissaires de l'Académie. 



Deux objectifs , point de verre concave , oculaire le plus faible. 



Tuyaux ferme's 4° f°i s en diamètre. 



Tuyau A tiré 70 id. 



Tuyaux A et B tirés go id. 



Quatre objectifs , point de verre concave, oculaire le plus faible. 



Tuyaux fermés 80 fois en diamètre. 



Tuyau A tiré. 140 id. 



Tuyaux A et B tirés 180 id. 



Quatre objectifs , verre concave le plus faible , oculaire le plus faible. 



Tuyaux fermés 180 fois en diamètre. 



Tuyau A tiré 33o id. 



Tuyaux A et B tirés 4^° *<%. 



Quatre objectifs, verre concave le plus faible , oculaire le plus fort. 



Tuyaux fermés 3oo fois en diamètre. 



Tuyau A tiré 600 id. 



Tuyaux A et B tirés 840 id. 



Quatre objectifs, deux verres concaves, oculaire le plus fort. 

 Tuyaux A et B tirés 1,200 fois en diamètre. 



Il serait facile de multiplier ces combinaisons , mais 

 les exemples précédens doivent suffire pour l'emploi de 

 l'appareil. 



Explication de la Planche 18. 



Fig. 1. Microscope de Selligue monté et prêt à servir; H pied de 

 l'instrument ; G charnière qui sert à le rendre horizontal ou vertical 

 à volonté ; F engrainage à crémaillère pour rapprocher ou éloigner 

 le porte - objet E des objectifs. DM miroir pour éclairer les objets 

 transparens; N diaphragme percé , qui intercepte tous les rayons 



