SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 159 



combinera avec la portion d'air atinofplieriquc qu'on y a renfermee & 

 I'on recomioirra a la diminution plus ou moins grande qu'auront cprou- 

 vce ces deux portions d'air , quel eft le degrc de falubritc de celui qu'on 

 examine. S'il eft neceiraire d'ajouter de nouvelles mefures d'air nitreux, 

 il fuffira de rqiterer , autant de fois que Ton voudra ajoutei: de mefures ' 

 I'operation 4'ouvrir & fermer fucceftivement , & dans I'ordre que I'on 

 vient d'mdiquer, les robincts H dc \. Rien n'cft plus facile que cette rna- 

 nipulation , comme on le reconnoitta a\ ec un peu d'habitude. 



Si I'on veut avoir un inftrumenc avec lequel on puifle eproiiver , non- 

 feulement I'air de I'atmofphere , mais encore route autre efpece d'air , il 

 fuffira de faire un leger changement a celui-ci. Au lieu du tube Vo de'la 

 figure premiere , droit & garni fimplement de deux robinets , on fubftl- 

 tuera le tube mno de la figure deuxicme , dont les deux extrcmitcs cour- 

 bees enp Scq font fcellces dans les deux flacons G & K. Du milieu de ce 

 tube en rs'elevera perpendiculairement une branche r/z,garnie a fon ex- 

 trcmitc n d'une virole a vis , deftinee a s'adapter en F , figure premiere. 

 Cette^branche rn porre un robinet de cryftal ^ , bien ajufte, & le rube 

 lui-meme en porte deux^i-, a peu de diftance de I'embranchement. 



11 Eiudra auffi changer un peu la forme du pied de I'inftrument, 11 

 Ton en fait un , & le couper de maniere que les deux flacons G & K 

 puillent s'adapter librement au tube E F. On peut lui donner la fiaure 

 qu'indiquent les lettres TV. ° 



Voici maintenant comment on fera ufage de cet inftrument ; apres avoir 

 rempli I'un des flacons d'air nitreux (1) & I'autre de I'efpece d'air que 

 Ton voudra eprouver , on les adaptera au tube MC/-, par le moyen 

 des deux viroles a vis /z , figure deuxicme, & F figure premiere ; on 

 ouvrira le robinet a , Sc Ton reniplira le rube MCi^'^ d'eau jufqu'en ^; 

 on pofera le bouchon fur Textrcmite de ce tube , & I'on fermera le 

 robinet a. Si c'elt Fair du nacon K que I'on veut faire pafter le pre- 



(i) Je ne crois pas n^cefTairc d'indiquer la maijiere d'introduire I'air dans Ics 

 flacons , cette mcthode etant fuffifammcnt connuc de tous les Phyciens , & les robi- 

 nets i & c rendant ici cette operation cxtrtmcmcnt facile. 



J'obferverai a cette occafion , qu'il feroit fort a delircr que I'on fabriquat com- 

 mun('ment dans Ics Manufadures des vailfeaux qui pullcnt ainfi fermer cxaaement 

 par le nioycn de robinets de cryftal ajuftcs a Icmciil. lis devicndroicnt d'un ufa^e 

 C general & fi commode dans les Cabinets des Phyficiens , dans les Laboratoir'^s 

 des Chyraiftes, dans les Pharmacies, &c. que celui qui auroit le' premier entrepris 

 ce genre de travail sen verroit bientot recompenfe par un debit coniidcrable. 11 fuf- 

 firoit de faire un renflement an col des flacons comme en A fig. 5 , & d'y pratiquer 

 un trou u dans lequel on ajufteroit le robinet c. Quant i ce robinet , au lieu mtmc 

 dc le percer comme a I'ordinaire, il fuffiroit dans bien des cas d'y faire une cntaillc 

 dc chaque c6t<; comme en d. 



1779. AOUST. S 2 



