ijS OBSERFATIONS SVR LA PHYSIQUE^ 



dre bulle d'air, ce qui n'eft pas difficile. Alors, (i Ton ouvre le robinet 

 H, une partie de I'eau contenue dans le tube C , defcendra jufqii'en I , 

 & deplacera I'air qui etoit contenu dans cet efpace \ cet air ira occuper 

 le fommet du tube en A. On marquera fur la planche difpofee a cec 

 efFet, I'endroit ou Teau fera defcendue \ je fuppofe que cet endroit foit 

 le point .V , on fera certain que I'efpace b x fera egal a I'efpace H I , puif- 

 qu'il fera occupe par la meme quantitc de matiere. 



Pour continuer la graduation , on fetmera le robinet H , & Ton ouvrira 

 celui qui eft deligne par la lettre I ; I'eau contenue dans I'efpace H I def- 

 cendra dans le flacon G , & en deplacera une egale quantite d'air qui ira 

 occuper I'efpace H 1 ; on reiterera la premiere operation , 3c cette mcme 

 portion d'air HI ira remplir dans le tube fuperieur un efpace x y , esjal au 

 premier. On marquera une feconde divifion , &: I'on aura deux mefuresi 

 exaftement egales , puifqu'elles autont ete produites par deux quintites 

 abfolumenr egales elles-memes. 



On continuera ainfi jufqu'a ce qu'on ait rempli route la longueur du 

 tube de graduations , & Ton aura une cchelle plus on moins etendue , 

 fuivant la proportion qui fe trouvera entre les diamerres des tubes &c 

 leur longueur. On pourra fubdivifer chaque mefure en autant de 

 portions qu'on le croira convenable . Sc I'inftrument fera acheve. Mainte- 

 nant il faut expliquer quelle eft lamaniere de s'en fervir. 



11 faut d'abord remplir d'air riitreux tres-pur (i) le flacon G , fermer le 

 robinet 1 , &: I'adapter au tube F E , comme il a ete indique. Alors , on 

 ouvrira le robinet H , & Ton verlera de I'eau dans le tube MCA, juf- 

 qu'a ce qu'il n'y refte que la portion d'air qu'on voudra examiner. Je 

 fuppofe que Ton veuille eprouver une portion d'air atmofpherique egale 

 a 4 mefures, on verfera done de I'eau en M , jufqu'a ce qu'eile foit mon- 

 tee dans la branche A , au point de divifion marque par le chifre 4 , 

 parce qu'il reftera dans ce tube 4 mefures d'air de I'atmofphere. On bou- 

 chera I'exrremite b de la maniere prefcrire , on fermera le robinet H , & 

 Ton ouvrira celui I. L'eau contenue dans I'efpace H I tombant dans le 

 flacon , feta remplacee par une egale quantitc d'air nitreux t]u'elle aura 

 deplace ; on fermera le robinet 1 & Ton ouvrira celui H, la portion d'air 

 nirreux renfermee dans I'efpace H I cedera auffi-tot la place a l'eau du 

 tube C , & montera dans la partie fuperieure de ce meme tube : la, elle fe 



(i) Voyez Jans le Journal de Phyfiquc , Tome XI , Partie I , page ifo.la Methode 

 indiquee par M. Magellan , pour Ce procurer I'air nitreux pur & a-peu-prcs toujours 

 de la meme qualite ; le flacon une fois rempli pourra leivir a un grand nombre_ 

 id'cxperiences , enCorte que cctte operation ne fera pas neceiraire a chaque fois que 

 I'on voudra obferver I'etat de Tatmofphcrc ; mais feulemcnt lorfque le tefcrvoir G 

 fera ^puifc par des e:iperiences rciterees. 



