SUR L'HTST. NATURELLE ET LES ARTS. 137 



Journal de Phyfique dii mcis de Novembre 1778. Quoique cet Eudio- 

 nietre foit conftruit dans dcs principes difterens de ceiix dans lefquels 

 ont cce imagines les autres , ayanc pout bafe le p'lenomene de I'inflam- 

 mation de I'air par IVtincelle cledrique, au lieu de celui qu'cffre la 

 combinaifon de I'air nitreux avec les autres fortes d'airs , ( difuiience fur 

 le mcrite de laquelle je n'entreprendrai pas de prononcer ) j'ai penfe 

 qu'il ctoit poflible, au moyen de quelques changemtns, d'en appliquer le 

 mechinifme a un inftrunieni qui feroit conlkuit dans les pvincipes deja 

 comuis &: adoptes plus generalement par ies PhyfKiens. Le nouvel Eu- 

 diometre que j'ai imagine dans ce plan , n'eft done que celui de M. 

 Volta , adjpte a I'expcrience de I'air nitreux. 



M C^ eft un tube de verre courbe en forme de fyphon , de manicre 

 que la branche M foit de quelques lignes plus longue que la branche b. 

 11 fort de ce tube en E , un autre tube EF. 11 eft garni en f exterieure- 

 nient d'une virole a vis. 



G eft un fiacon de cryftal, dans le col duquel eft fixe &: fcelle herme- 

 riquement un tube d'un verre fort cpais , garni de i robinets de cryftal H 

 &c I bien ajuftes , & d'une virole a vis pour I'adapter en F au tube EF. 



R R eft une planche fur laquelle on fixe le tube MC^ , comme on le 

 voit dans la figure (1) •, cette planche pent etre prolongce, comme il eft 

 trace dans la meme figure en T, & hxee perpendiculairement fur une 

 autre planche horifontale Q , ce qui fotmera un pied a I'inftrument. 



Sur cette planche , a fon extremite fuperieure en u, eft attachee, par 

 une ou plufieurs vis , une piece de cuivre coudee , qui porte une vis P. 



a eft un morceau de glace fort epais , taille circulairement du diame- 

 tre du tube, bien dreffe & garni vers fon bord dans une feuillure prati- 

 quee a cet effet d'un cercle de cuir. Ce morceau de glace doit s'appliquer 

 fur I'extr^mite b du tube , & fert a la boucher hermetiquement , au 

 moyen de la vis de preffion P , avec laquelle on I'y tient alfujetti. 



{ Comme il eft toujours neceftaire dans les obfervations que Ton fait 

 avec cet inftrument, de connoitre la temperature de I'atmofphere , on 

 peut y ajouter un thermometre , qu'on placera fur la mcme planche , 

 ainfi qu'on le voit dans la figure , defigne par les lettres Z & O ), 



Les points marques fur la planche par les chifres i , i ; 3 , &c. font 

 les divifions de la capacite du tube en autant de portions ou mefyres 

 egales a I'efpace compris entre les deux robinets H & !• Voici commenc 

 on parvient a tracer cette divilion. 



On joint le flacon G au refte de I'inftrument , pat le moyen des deux 

 viroles a vis F , & pour qu'il ne refte aucun paftage , foit a I'air , foit a 

 I'eau , on place entre les deux tubes un petit cercle de cuir ou de la cue. 

 Les robinets H & I etant fermes , on remplit d'eau le i.ubeMC/^,&: 

 Ton pofe le bouchon en h , ayant grand foin qu'il n'y refte pas la moip' 



Tome Xir, Pan. JI. 177^, AOUST. S 



