78 ' R. A. Will. fing: Ein neues Pnlarisalioiisiiiiki'oskop usw. 



Zur Einstellung der FEDOROWSclienAutokollimationsacliseF wähle man ein schwaches 

 (objektiv, z. B. Apochromat 40 mm, versehe es kurz vor der Front mit einem Glas, das 

 ein schwarzes Strichkreuz trägt, und beleuchte von oben her durch den Gauss sehen 

 Spiegel (s. S. 25). Bei Einstellung des Mikroskops auf die Oberfläche eines auf den Tisch 

 gelegten Objektträgers sieht man bekanntlich nichts von dem gespiegelten schwarzen 

 Kreuz. Erst nach der nötigen Senkung des Tubus erscheint das Spiegelbild dieses Kreuzes, 

 das bei Drehung des Tisches erst dann in vollkommener Ruhe bleibt, wenn der spie- 

 gelnde Objektträger genau senkrecht zur Tischachse liegt, was durch geeignete Waciis- 

 unterlagen bald erreicht wird. Nun verschiebt man das schwaj'ze Strichkreuz vor dem 

 Objektiv mittelst seiner Stellschrauben, bis sein Bild sich mit dem Fadenkreuz im Okular 

 deckt. Jetzt fällt die Aclise F der Fedorow sehen Autokollimation mit den vier Achsen 

 M, K, Ti und Zt in eine Richtung. Diese FEDOROWsche Autokollimationsachse ist aus- 

 gezeichnet zu gebrauchen, um bei dem Fedorow sehen Universaltisch die Null-Lage 

 des vertikalen Limbus festzustellen. 



Zur Einstellung der Zahnstangenachse (Schneckenachse) des Beleuchtungssystems 

 auf die Zahnstangenaclise des Tubus, also zur Parallelstellung von Zb \md Zt, beobachte 

 man bei schwacher Mikroskopvergrößerung das durch den starken Kondensor entwor- 

 fene Bild der eng zusammengezogenen Irisblende, oder verwende, wenn die Iris in der 

 Brennebene des Kondensors liegen sollte, das Amicifernrohr. Dieses Bild befinde sich 

 zunächst ii-gendwo im (iesichtsfehl, also niclit gerade im Zentrum. Man merke sich diese 

 Lage, bewege darauf das Beleuchtungssystem an seiner Achse auf und ab und folge 

 mit dem Mikroskop in gleichem Schritt nach, sodaß das Bild der Iris immer scharf er- 

 scheint. Bei Parallelismus der Achsen Zb und Zt muß das Bild immer an der gleichen 

 Stelle im Gesichtsfeld bleiben. Sollte dagegen eine Wanderung stattfinden, so muß eine 

 Korrektur an der Zb-Aclise vorgenommen werden, die man entweder in der Werkstatt 

 ausführen läßt, oder aucli eigenhändig durch Losen der betreffenden Schrauben und 

 (Jnterlegung von Staniolblättchen unter die Platte der Schneckenschraube (s. S. 12) 

 herbeifidnt. 



Die optische Achse B des Beleuclitungssystems ist nach der Definition auf S. 7.3 

 eine Gerade, die durch das Zentrum der Irisblende und sein durch den Kondensor ent- 

 worfenes Bild geht. Im allgemeinen darf man annehmen, daß die Lage dieser Achse 

 senkrecht zum Tisch genügend eingehalten ist. Sollte das Bild der zusammengezogenen 

 Iris seitlich von der Tischachse oder der Mikroskopachse abweichen, so kann dies leicht 

 durch kleine Versetzung des Kondensorträgers korrigieii werden. 



Damit sind die acht wiclitigsten Achsen eines Polarisationsmikroskops in ihren 

 Lagen zueinander, d. h. in ihrer Parallelität bezw. Koinzidenz besprochen. Wenn 

 nun auch noch andere wichtige Achsen vorkommen, wie z. B. die Achsen, um welche 

 sich die Polarisatoren drehen, so wird man jenen doch eine besondere Bedeutung für 

 das bequeme und richtige Arbeiten mit dem Instrunuuit zuerkennen. 



