Herrichtung des Instruments zum fiebraucli 



77 



Einschaltung des Amici und legt mm das Kalkspatpräparat mit drei kleinen Wachs- 

 kügelehen als Unterlage auf den Tisch. Durch Druck anf diese VVachsimterlage bringt 

 man alsdann das Aclisenbild in eine solche I.age, daß es sich zwar zunächst nicht zentriseh 

 im Gesichtsfeld befindet, daß es aber bei Drehung des Tisches in vollkommen ruhiger 

 Lage verharrt. Endlich schiebt man das Zentrum dieses ruhenden Interferenzbildes 

 durch alleinige Korrektion der Stellung des Amici (s. o. S. 16) in das Faden- 

 kreuz des Okulars. Trägt das Okular für die k(moskopische Messung kein Fadenkreuz 



sondern eine Skala, so benutzt man zur Einstellung nicht den Kreuzpunkt der Balken 

 des Interferenzbildes, sondern einen isochromatischen Kreis. Dieser muß bei 

 Drehung des Tisclies immer an dem gleichen Skalenteil liegen, er darf also keine schlagende 

 Bewegung ausführen. Anwendung von Na-Licjit kann die Genauigkeit erhohen. 



