76 E. A. Wülfiisg: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



die Verlängerung der Tiscliachse Ti. L)ies gesehielit in zwei Etappen. Zuerst legt man 

 den Schnittpunkt der Ukularfäden in die nach oben verlängert gedachte Ti-Achse und 

 zwar unabliängig vuni ()l)jektiv. Lud zweitens stellt man die M-Achse auch unten auf 

 die Ti-Achse ein, indem man jetzt erst ein Ubjektiv einsetzt und auf den Ruhepunkt 

 p' des Tisches zentriert (s. Fig. 32). In der ersten Etappe kann man sich des Prinzips 

 bedienen, das Nachet bei seinen Mikmskopen verwandte, als ei' die Objektive mit dem 

 rotierenden Tisch fest verband und das Okular davon unabhängig au einem besonderen 

 Arm befestigte. Man bringt also zunächst ein punktförmiges Objekt in den ruhenden 

 Punkt p' des Tisches und stellt darüber einen kleinen Tubus, der oben ein Objektiv 

 in der gehiirigen Gegcnstandsweite trägt. Schwache Objektive zwischen 13 mm und 

 40 mm Äquivalentbrennweite sind hierzu gut geeignet. Das Objektiv ist also jetzt nicht 

 mehr am Mikroskoptubns befestigt, sondei-n mit dem Tisch zu einem star-ren System 

 verbunden. Der Bildpunkt p von p' oben in der Okularebeno wird bei Drehung des 

 Tisches nur dann in Ruhe bleiben, wenn er in jenen Punkt fällt, wo die geiiörig verlän- 

 gerte Tischachse die Fadenkreuzebene des Okulars durchsticht. Man verschiebt also 

 den kleinen Tubus mit dem Objektiv üIjcj' dem Objektpunkt auf deni Tisch hin und her, 

 bis dieses Bild sich nicht mehr bewegt, und steht darauf seine Abweichung vom Schnitt- 

 punkt des Okularfadenkreuzes in froutah-r und sagittaler Richtung fest. Notw^endig 

 ist übrigens die Einstellung eines Objektes in den Ruliepunkt des Tisches durchaus nicht, 

 wenn auch wohl zunächst am besten verständlich. Eii gibt immer einen exzentrisch 

 liegenden Punkt auf der Tischebene, der wie der Punkt q' in Figur 32 eine bei Drehung 

 des Tisches in Ridie bleibende Abbildimg in q erfährt, und diese Abbildung liegt not- 

 wendig in der verlängerten Tischachse. 



Die Korrektur am Okularfadenkreuz dajf nun nicht an dem Fadenkreuz selbst er- 

 folgen, denn dadurch würde ja die Lage des Fadenkreuzschnittpunktes im oberen Teil 

 der Seelenachse des Tubiis gestört werden. Auch darf diese Korrektur nicht mit jenen 

 Schrauben gesciiehen, die die Lage der Zahnstangenachse Zt bestimmen, vielmehr muß 

 diese Umorientierung jenseits der Zahnstange, also an der Befestigung zwischen Tubiis 

 und Zahnstange, und je nach der Konstruktion des Mikroskops wohl am besten in der 

 Werkstatt erfolgen. Diese ganze .lustierarbeit der Tischachse auf das Okularfadenkreuz 

 ist übrigens viel einfaciier als sie nach dieser Besclireibung erscheint; sie \\iirde ja auch 

 längst bei den .\achet sehen Mikroskopen befriedigend durcligeführt. 



ALif diese Weise wird also die Tischachse auf den Schnittpunkt der Okulai-fäden 

 justiert. Zentriert man nun die in gewohnter Weise an dem unteren Tubusende ange- 

 brachten Objektive auf den ruhenden Punkt des Tisches, so fällt nunmehr die Mikroskop- 

 achse M mit der verlängerten Tischachse Ti in eine Flucht, und die Zt-Achse läuft 

 beiden Achsen parallel. 



Als nächste wichtige Achse des Instruments kommt die Konoskopachse K in Be- 

 tracht. Zu ihrer Parallelstcllung mit der Tischachse verwendet man am bequemsten 

 eine senkrecht zur optischen Achse geschliffene Kalkspatplatte von 1 bis "2 mm Dicke, 

 die man auf einen Objektträger montiert luid durch Deckglas schützt. Genaue Orien- 

 tierung dieser Kalkspatplatte ist nicht erforderlich, wenn auch bequem. Man zentriert 

 zuerst das für die konoskopische Beobachtung zu verwendende Objektiv auf den Ruhe- 

 punkt des Tisches und zwar als Objektiv bei mikroskopischem Strahlengang, also ohne 

 Einschaltung des Amici. Darauf verwandelt man das Mikroskop in ein Konoskop durch 



