62 



E. A. Wülfing: Ein iifues Polarisationsmikroskop usw. 



achtung des Verschwindens der Parallaxe zwischen Lemniskaten und Skalenstrichen, 

 viel schwieriger zu bewerkstelligen ist und ungenauer ausfällt. 



Diese räumliclie Ausmessung der Hrennflächen, die in horizontaler Richtung an 

 dem Okularmikrometer und in vertikaler Richtung an der Skala des Amicinihrs geschah, 

 wairde an fulgenden .5 Ohjcktiven vorgenommen: 



Bezeichnung 



1. Objektiv Fueß Nr. 7 . . . . 



2. Wasserimmersion Fueß 1/12" 



3. Apochromat Zeiß 2 mm . 



4. Awi-System Winkel 1917 . . 



5. Awi-System Winkel 1918 . . 



Von den Fabrikanten 

 angegebene num. Apertur 



Äquivalentbreiinweite 

 t 



0.85 

 1.15 

 1.30 

 1.52 

 1.55 



5.20 mm 

 2.06 „ 

 1.97 ,. 

 3.74 ,, 



4.46 .. 



Zu Haltepunkten in der Bildebene dienten zwei verschiedene Glimmerapertometer. 

 Ein dickes Apertometer wurde bei dem Objektiv Nr. 7, und ein dünnes Apertometer 

 bei den übrigen 4 Objektiven verwendet, weil sonst entweder in der Mitte des Bildes 

 zu wenig, oder am Rand zu viele Lemniskaten aufzunehmen gewesen wären. Die Er- 

 gebnisse dieser je 3- bis 6mal wiederholten Messungen stehen in der Tabelle auf Seite63. 

 Berechnet man nun die Mallard sehe Konstante aus den jeweiligen Werten von 

 il und U nach der Formel 



d 



SO erhält man die in der gleichen Tabelle angegebenen Werte für k. Dieses k ist hier 

 aus den Dimensionen des primären Interferenzbildes berechnet worden und sollte daher 

 nach den bisherigen Vorstellungen und nach der Mallard sehen Formel 

 d d . d . d 



TT 



k = 



oder k 



N sin u 



— oder k = 



sin E 



der k = 



8 sin V 



der Äquivalentbrennweite des betreffenden Objektivs entsprechen^. Dies trifft auch in 

 manchen Fällen recht genau zu, gilt in andern Fällen aber nur für gewisse Aperturen, 

 wie denn die Änderung der Größe k mannigfaltigem Wechsel unterworfen ist. Wir sehen 

 sie mit zunehmender Apertur steigen bei Zeiß 2 mm und bei Awi 1917, fallen bei Fueß 

 1/12" und Awi 1918, schwanken bei Fueß Nr. 7. 



Das Maß dieser Inkonstanz der k-Werte gibt uns kein deutliches Bild von ihrer 

 praktischen Bedeutung; erst nach Umrechnung in Winkelwerte sind diese Schwankun- 

 gen unmittelbarer abzusciiätzen. Diese Umr-echnung kann man bei Trockensystemen 

 auf Winkel E in Luft (Brechungsexponent = 1) und bei Immersionssystemen auf 

 Winkel H in Wasser oder in einer andern Immersionsflüssigkeit, oder auf Winkel V 

 in einem bestimmten Mineral, oder schließlich auch auf Winkel u in der Frontlinse 

 des Objektivs (Brechungsexponent = N) vornehmen. Ich habe hier diese Rechnung 



1 Übrigens darf man hier, wie das bis dahin immer geschah, nur an die Äquivalentbrennweite 

 axialer Straliien denken. Für schiefe Stralilenbündel ergeben sich bei Mikroskopobjektiven ganz andere 

 Brennweiten, wie ich denn z. B, an dem Trockensystem Fueß Nr. 7 für axiale Strahlen die Brennweite 

 5.20 mm und für Strahlen mit U=-0.73 die Brennweite 3.6 mm, also einen sehr viel kleineren Wert fand. 



