56 E. A. Wüleing: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



Wenn man aber nun schon mit drei Okularen arbeiten will, so kann man auch 

 nocli einen andern Weg einschlagen, und für konometrische Bestimmungen Spezial- 

 okulare konstruieren, von denen ich liier zwei in Vorschlag bringe. 



Das eine Spezialokular erlaubt die bekannte WRiGHXsche quadrierte Skala in sehr 

 weitem Umfang auszunutzen und besteht aus einem Ramsden sehen Okular von folgenden 

 Dimensionen. Zwei plankonvexe Linsen stehen in ihren einander zugekehrten gewölbten 

 Flächen 26 mm voneinander ab. Die größere gegen das Objekt gewendete Linse hat 

 52 mm, die andere 47 mm Äquivalentbrennweite. Die Äquivalentbrennweite des Gesamt- 

 okulars ist 34 mm und entspricht etwa einem Okular Nr. 4 mit Vfacher Vergrößerung; 

 es ist also hier V3= 7. Die Skala liegt unterhalb des Okulars im Abstand von 7 mm bis 

 11 mm, je nach der Augenbeschaffenheit des Beobachters, und die Vergrößerung des 

 Amicifernrohrs mit dem Awi-System von 4 mm berechnet sich zu 



4 90 



V„,in = ^TTTT • -77^ • " = 0-078, also etwa zu Vi 



V„„ = • • 7 = 0.162, also etwa zu Vb • 



Dieses RAMSDENSche Spezialokular mit quadrierter Wright scher Skala erzeugt also eine 

 6- bis 13 fache Verkleinerung und eignet sich vorzugsweise zur Ausmessung dicker Prä- 

 parate mit scharfen Interferenzbildern. 



Ein zweites Spezialokular soll dem spezifiseli petrographis dien Arbeiten, also 

 dem Ausmessen der Interferenzbilder der Mineralien in den Dünnschliffen dienen. Es be- 

 steht aus einem besonders schwach vergrößernden Mikroskop, das ohne die im Amici- 

 rohr befindliche Amicilinse gebraucht wird. Es setzt sich aus zwei Linsen zu- 

 sammen, von denen die dem Objekt zugekehrte, die die Rolle der Amicilinse übernimmt, 

 eine Äquivalentbrennweite von 29 mm und die andere, dem Auge zugekehrte, eine solche 

 von 30 mm hat. Die quadrierte \\'RiGHTSche Skala, die bei der Kleinheit der Inter- 

 ferenzbilder hier nur zum kleinsten Teil ausgenutzt wird, liegt zwischen den Linsen im 

 Abstand von 36 mm über der Hauptebene der Amicilinse dieses Okulars. Die Augen- 

 linse kann dieser Skala bis auf 23 mm genähert werden, damit auch sehr kurzsichtige 

 Augen die Skala noch deutlicii sehen. Amicilinse und Skala sind in diesem Okular beide 

 zentrierbar. Nach Einsetzung dieses zweiten Spezialokulars in den Tubus des Mikro- 

 skops und nach Einstellung des vom Awi-System entworfenen Aclisenbildes, liegt die 

 Amicilinse dieses Okulars 149 mm über dem primären Interferenzbild. Es ist also hier 

 Ai=149mm und 6^=36 mm. Ferner berechnet sicii Vg aus den Eigenschaften des 

 Augenglases zu 9, so daß für die Vergrößerung des Amicifernrohrs folgt 



4 36 



V = • • 9 = 0.035 = etwa h',o . 



250 149 '^^ 



Mit diesem 28 fach verkleinernden Fernrohr sind wir nunmehr auch bei Verwendung 

 des Awi-Systems ganz in die Nähe jener 30 fachen Verkleinerung gekommen, die als 

 äußerste Grenze für die messende Untersuchung von Interferenzbildern noch einen 

 praktischen Wert hat. 



