AMicische (AMici-BERTRANDsche) Linse. 51 



c) AMICIsche (AMiCI-BERTRANDsche) Linse. 



Die AMicische Linse, die ich hier häufig nur als Amici bezeichne, wie man ja öfters 

 bei NicoLschen und an(hM-n Pniarisationsprismen auch nur kurz von Nicols spriclit, soll 

 bekanntlich ein in der oberen Brennfläche der Olijektive entstehendes primäres Inter- 

 ferenzbild in die Ebene des Okularfadenkreuzes bringen, damit es hier näher unter- 

 sucht werden kann. Mit dieser Funktion der Linse ist der mikroskopische Strahlengang 

 in einen teleskopischen, also das Mikroskop in ein Fernrohr oder, wie man auch w'ohl 

 häufig sagt, in ein Konoskop umgewandelt worden. Die Genauigkeit der Ausmessung 

 des Interferenzbildos hängt vorzugsweise von der Fernrohrvergrößerung ab, die sich 

 ihrerseits nun wieder ganz nacii den Forderungen richtet, die man an das Interferenz- 

 bild stellen will oder stellen kann. Die Präparate isolierter Kristalle werden im all- 

 gemeinen einer genaueren Ausmessung zugänglich sein als die Mineralien der Dünn- 

 schliffe. Erstere geben häufig ausgezeichnete Achsenbilder mit vielen Lemniskaten 

 und scharfen Hyperbelscheiteln, die besonders im einfarbigen Licht eine Messung bis 

 auf Bruchteile von Graden erlauben. Letztere lassen dagegen bekanntlich meistens 

 überhaupt keine Lemniskaten, sondern nur Hyperbelbüschel und auch diese nur sehr 

 verwaschen erkennen. Man wird also diesen Verhältnissen entsprechend bald ein nur 

 schwach verkleinerndes, bald ein sehr erheblieh verkleinerndes Fernrohr benutzen wollen. 



Nach meinen Erfahrungen kann man bei messenden Beobachtungen dieser Inter- 

 ferenzbilder im Konoskop nicht weit unter ein 30 fach verkleinerndes Fernrohr hinunter- 

 gehen. Stellt man sich nun die Aufgabe, den Anschluß an meinen Achsenvvinkelapparat 

 mit veränderlicher Vergrößerung^ zu erreichen, wo es sich um Vergrößerungen von 2 bis 

 Va handelt, so wird man die Lücke zwischen i/g und Vso Vergrößerung auszufüllen haben. 

 Auf diese Weise lassen sich dann teils mit dem Achsenwinkelapparat, teils mit dem 

 Konoskop alle Fernrohrvergrößerungen von 2 bis Vso anwenden und also Achsenbilder 

 von sehr versciiiedener Güte ausmessen. Es möge hier immer von Fernrohrvergrößerun- 

 gen gesprochen werden, auch wenn es sich tatsächlich um verkleinernde Fernrohre 

 handelt. Bei dieser Formulierung muß man sich nur erinnern, daß eine Fernrohr- 

 vergrößerung Vao dasselbe bedeutet, wie eine 30 fache Fernrohrverkleinerung. 



Um nun bei der Auswahl der Objektive, Amicilinsen und Okulare nicht ins uferlose 

 Tasten zu geraten, knüpfe ich an den Gedankengang meiner Untersuchung ,,Über die 

 Konstanten der Konometer"^ an und verwende wieder die dortigen sowie einige neue 

 Bezeichnungen. Es sei 



D = deutliche Sehweite eines normalen Auges (250 mm) ; 



fj = Äquivalentbrennweite des Objektivs; 



fa = Äquivalentbrennweite des Okulars. An seiner Stelle wird hier einfacher die Okular- 



D — a 



Vergrößerung Vj eingeführt; Vg = — + 1, wo D wieder die deutliche Seh- 



'2 

 weite und a der Augenabstand über dem Okular ist; 



fg = Äquivalentbrennweite des Amici; 



ha = Hauptebenenabstand des Amici (etwa 1 mm; wurde in den Figuren 23 und 24 

 vernachlässigt); 



1 Neues Jahrb. f. Min. usw. B.-B. XII (1898), 405ff. 



^ Sitz.-Ber. Heidelb. Akad. Wiss., math.-naturvv. Kl. 1911, 3. Abh. 



