50 E. A. Wülfing: Ein neues Polarisatior.sniikroskop usw. 



Numerische Apertur des Awi-Systems bei verschieden dicken Präparaten 

 und iiei verschiedenen Immersionsflüssigkeiten. 



(llimnuTapertometer 1 hat die Gesamtdicl^e 1.72 nun, 

 2 ,, ,, ., 1.1-J nun, 



8 , ,. ,, •J.'i? mm 



ImmersionsflüssigUeit : tmSX^'r ^ ' •^"-- -H^-aP-omete.. 



Luft 

 Wasser 



1.0000 0.98 ! 1 oder 2 oder 3 



1.3331 1.29 2 oder 3 



Xylol 1-4943 1.46 3 



Monochlorbenzol ■ • ■ , 1-5244 1.47 3 



1.5712 (.48 3 



1.6577 1.50 3 



Orthotoluidin .... 

 Monobromiiaphtiilin . . 



Die numerische Apertur des Awi-Objektivs 1917 wairde außei' mit dem Gliramer- 

 apertometer auch nucli mit dem Abbe sehen Apertometer bestimmt und hiermit zu nicht 

 weniger als 1.52 gefunden. Das ist der Wert, der vun dem alten durch Voigt und 

 Hochgesang vertriebenen W ixKELschen Objektiv erreicht wiu-de. Die Apertur dieses 

 Awi-Systems ist also etwas großer als die des zugehörigen Awi-Kondensors, die aber, 

 wie schon oben Seite 46 gesagt, immerhin den Wert 1.50 erreicht. 



Für die Beobachtung maximaler Aperturen ist nun auch noch eine gute Beleuchtung 

 erforderlich. Für Na-Licht genügt ein gewöhnlicher Bunsenbrenner mit Sodaperle, 

 die v<m einem I3 mm dicken Platindraht in 3 mm großer einfacher Platin-Öse gehalten 

 wird. Etwas angenehmer als die gewöhnlichen Bunsenbrennertlammen sind die nicht 

 zu breiten Fiaehbrenner, die man aber auch nur mit dieser einfachen Sodaperle von 

 3 mm Größe zu bescliicken brauciit luul nicht mit den breiten in K. ichsalz getauchten 

 LASPEYRESschen Platinrollchen oder gar mit den neuerdings vorgesdilagenen getränkten 

 Bimssteinplatten^, da diese letzteren beiden Vorrichtungen die Flammen viel zu stark 

 abkühlen und dadurch die Intensität des Lichtes, selbst bei Verwendung von Kochsalz 

 anstatt Soda, heruntersetzen. Von der einfachen Perle breitet sich die Natriumflamme 

 des Flaclibrenners schon genügend a\is. Eine solche Flamme wird nun in etwa 6ü cm 

 Entfernung vom Konoskop aufgestellt und alsdann durch eine große Beleuchtungs- 

 linse so breit auf den Spiegel des Konoskops projiziert, daß dieser Spiegel reichlich über- 

 deckt ist. Die WiNKELschen Beleuchtungslinsen von 6 cm Öffnung und 11cm Brenn- 

 weite oder die 10 cm großen LEiTzschen Beleuchtungslinsen von 15 cm Brennweite 

 sind hierfür sehr bequem zu verwenden. Man stellt sie 20 bis 25 cm vor der Flamme 

 auf und richtet den Strahlengang mit Hilfe eines Papierblattes auf den Spiegel. - Bei 

 den größten Aperturen erhält man eine übersichtlichere Beleuchtung des ganzen Ge- 

 sichtsfeldes, wenn man eine feine Mattscheibe zwischen Polarisator und Kondensor in 

 den Strahlengang einschaltet. Sehr gut eignet sich liierzu das in der Zeichentechnik 

 als Paushaut bezeichnete Material oder aucli eine Glasmattscheibe von ähnlicher Korn- 

 feinheit. Eine derartige Mattscheibe kann man sehr leiciit aus einem Objektträger her- 

 stellen, wenn man ihn mit feinstem Karborundum oder Schmirgel auf einer Glasscheibe 

 zunächst so lange schleift, bis das Pulver totgeschliffen ist, und wenn man dann den 

 ■Schleifprozeß noch eine kleine Weile fortsetzt. 

 ' Zeitschr. f. Kristallogr. 54 (1914), 168. 



