46 E. A. Wülfing: Ein iifiies Polarisalionsmikroskop usw. 



Bei der ersten derartigen Konstriiktii)ii lag der Hrcnapunkt einen lialben Millinieter vor 

 der Front und war insofern etwas zu groß ansgefallen, als manche Immersionsflüssigkeiten 

 in so dicker Schicht keinen guten Halt zwisclien Deckglas und Objektivfront finden. Bei 

 einer Wiederholung gelang es aber der genannten Firma, den Brennpunktsabstand auf 

 0.30 mm herabziisetzen und damit ein sehr brauchbares System, das jetzige Awi-System 

 1917 anzufertigen. Hiermit kann man selbst bei recht dicken Deckgläsern sehr bequem 

 arbeiten, und infolge der verbesserten Optik auch Bilder erhalten, die solche der früheren 

 Fabrikate an Güte bedeutend übertreffen und diiher ein gutes Erkennen und Einstellen 

 auch kleiner Objekte im Dtmnschliff ermöglichen. Selbstverständlich darf man diese 

 Bilder nicht mit denen guter aclu'omatisclier oder gar apochromatischer Objektive ver- 

 gleichen, aber zur Bilderzeugung sind ja solche Objektive eigentlich auch nicht gebaut. 

 Sie setzen sich mm nicht mehi' ans nur drei einfachen Linsen, sondern aus der einfachen 

 Frontlinse und zwei Doppellinsen, also im ganzen aus fünf Linsen zusammen. Die Front- 

 linse ist eine Überlialbkugcl, deren Fassung wie bei allen derartigen Systemen etwas 

 dauerhafter ausgeführt sein könnte. Vielleicht sollte man liier wieder auf eine alte Kon- 

 struktionsidee zurückgreifen, die mir gelegentlich begegnete und in Figur 21 gezeichnet 

 ist. Hier stellt a eine richtige Halbkugel und b eine planparallele Platte vor, die beide 

 aus dem gleichen Glas bestehen und verkittet sind. Die Platte ist so groß, daß sich eine 

 recht solide Fassung ermöglichen läßt. Ein Versuch mit dieser Fassung ist in den jetzigen 

 Zeiten nicht ausführbar. Sollte der Kittrand von a und b zu hoch liegen, so wäre a zu 

 einer schwachen Überhalbkugel auszugestalten und der erforderliche Rest durch die 

 Platte b zu ergänzen. 



Die Äquivalentbrennweite des Awi-Systems 1917 mißt 3.7 mm. Der zugehörige Kon- 

 densor besteht aus drei einfachen Linsen von hochbrechendem Glas, von denen die 

 Frontlinse wieder aus einer Überhalbkugel, die mittlere Linse aus einem Meniskus, und 

 die dritte aus einer bikonvexen Linse besteht. Der Brechungsexponent der Frontlinse 

 wurde bei Na-Licht zu 1 .6725 bestimmt. Die Äquivalentbrennweite dieses Awi-Konden- 

 sors 1917 beträgt 5.9 mm. Der Brennpunkt liegt 1.1 mm über der Fronthnse. 



ß) Die volle Ausnützung der Apertur eines Awi-Systems hängt vom Kondensor, 

 von der richtigen Dicke der Präparate und vom Brechungsexponenten der Immersions- 

 flüssigkeit ah. Auch muß die Beleuchtungslarape in passender Entfernung aufgestellt 

 und ihr Licht durcii eine Linse richtig auf den Spiegel des Konoskops geworfen werden. 



Mein neuer zum Awi-Objektiv 1917 gehörender Kondensor erreicht, wie oben schon 

 erwähnt, eine Apertur von mindestens 1.50. Diese Messung ließ sich mit dem Abbe sehen 

 Apertometer nicht gut ausführen, weil das System z\n' Abbildung peripherischer Teile 

 zu wenig geeignet ist und daher die Marken am Rande des Gesichtsfeldes nicht deutlich 

 zu erkennen gibt; immerhin konnte man schätzungsweise die numerische Apertur zu 

 wesentlich mehr als 1.45 bestimmen. Die große Apertur 1.50 wird indessen dadurcii 

 bewiesen, daß dieser Kondensor das (iesichtsfeld des Awi-Objektivs 1917 bis zur numeri- 

 schen Apertur 1.50 beleuchtet (s. w. u. S. 50) und daher notgedningen selbst mindestens 

 diese Apertur haben muß. Über den Einfluß der Dicke der Präpajate mit ihren Objekt- 

 trägern und Deckgläsern, sowie liber den Einfluß der Brechungsexponenten der Im- 

 mersionsflüssigkeiten scheint man bis jetzt nicht viel mehr zu wissen als daß man sich 

 beim Gebrauch des Fuess sehen FO-Systems sehr dünner Objektträger zu bedienen 



