E. A. Wülfing: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



\'\. Winkel, SDiideni vini li. Fuess lirzou-rn wiii-dc (jci'iir hätte icli nn Voigt iiiul 

 HoCHGESANGSches (.)Jijpkliv (lainalig(M- Fahrikalidii mit (Irr cndniieri Apertur 1.52 

 näher untersucht, leider isl es nur aber nicht geglückt vtw sulches Fabrikat anfzutreiben. 

 Längere Korrespfindenzen nnl (hn l-iiimn Voigt nnd Hüchgesang in Göttingen, 

 Dr. Steeg und Reuter in lliindjuig v. d. Höhe, die ja die Mikroskup-Fabrikation 

 der vorgenannten Firma nlieiiKunmen liaben, sowie mit K. Winkel in Göttingen, 

 führten mir zn der Bestätigung, dal;i die Voigt und HociiGESANGSclie iVlonubroin- 

 naphtalin-lmmersion einstmals von li. Winkel ausgcl'nhrl werden ist. Die weiter 

 unten Seite 45 bis Seite 50 beschriebenen Awi-Systenie sind neue Konstruktionen der 

 letztgenannten Firma ujul bendien auf Angaben des Herrn Albert Winkel sowie auf 

 Bereclmungen des Heriii Dr. .Ahtuur Khringhaus. 



Um die LiLeraturidu'j'siciit zu vervnllständigen, sei niuh eines sehr starken Immej'- 

 sionssystems mit der nnmeriscjien Apertur 1.6ü gedacht, das die Firma Zeiss nacii 

 Abbes Bereclmungen anfertigte, uml über welches sich eine kürzere Angabe in der 

 BEHRENSschen Notiz (I.e.) findet, die sich mt\ einen van HEURCKschen Bericht im 

 Bulletin de la S.iciele liclge de Micruscipic Bd. 15 (1889), 69 — 71, beruft. 



Die fimf idien genannLeu FuE.ssscben Fabrikate und ihre zugehörigen Kondensoren 

 sind nun auf ihre numerischen Aperturen elwas genauer untersuclit worden, wobei ich 

 mich sowohl meines Glinunei'apertouielers' als auch des AßBESchen Apertometers be- 

 diente, ^^oweit das letztere üix-rhaupt zu verwenden war. Ich benutzte zwei Glimmer- 

 apertometer von verschiedeiu'r Gesamtdicke, von denen das eine (l\r. 2) mit Objekt- 

 träger und Deckglas 1.15 mm, das andere (.\r. o) U. 47 mm mal.'). Die Dicke der Prä- 

 parate liat ja bei diesen Objektiven zur Beobachtung großer Achsenwinkel einen er- 

 heblichen Einfluß auf die Apertur. (Nälieres s. S. 50.) 



Bei dei' Verwendung meim^s (dimmerapertometers diente als Kondensoi', und zwhj' 

 sowohl iiei den Objektiven wie bei den Kimdensoren, wenn letztere die Funktion von 

 Objektiven übernahinen, ein neuer l\nndens(U-, der zu dem «djen bereits erwähnten 

 Awi-System gehört und eine Apertur vmi mindestens 1 .50 besitzt. Das AßBESche Aperto- 

 meter hat nur bei der Auswertung der (dien genannten fünf Objektive keine sehr zuver- 

 lässigen Werte gehefert. Ich eihielt hier keine ruhige Gesichtsfeldgrenze, auf die man die 

 Marken hätte einstellen kiinnen. .Möglicherweise ist die Ursache hierfür in dem bald 

 noch näher zu besprechenden geringen vorderen Brennpunktsabstand aller dieser fünf 

 Systeme (s. S. 45) zu suclnui. 



Die iM-gebnisse meiner Apertuilieslimiuungen sind in der Tabelle auf neben- 

 stehender Seite vereinigt. 



Man sieht, daß in der Tal die älteren FuESSschen Fabrikate eine etwas höhere Aper- 

 tur besitzen als das neue Fabrikat von 1917. Auffallend ist der Unterschied der Aper- 

 turen zwischen den Objektiven und den zugehörigen Kondensoren. Nach den vorhandenen 

 Exemplaren lassen sich die Aperturen von 1.46 bei Verwendung dieser Kondensoren, 

 die im höchsten Fall in ihren Aperturen bis 1.44 gehen, nicht voll ausnutzen. Ich habe 

 ja auch nur die hohe Zahl 1.46 erhalten, weil ich einen neuen WiNKELSchen Kondensor 

 mit der numerischen Apertur 1.50 benutzen konnte. Der kleine Unterschied zwischen 

 der von Th. Liebis(jh gefundenen numerischen Apertur 1.47 und meinem W-ert 1.46 

 hängt mit der Dicke des Präparats zusammen. ^Venn ich ein (dimmerapertometer ver- 

 1 Sitz.-Ber. Ileidelb. Akad., iiialli.-nat. Kl. Abt. A, 1'J17, 2. Abh. 



