38 



E. A. Wülfing: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



gang besser als man das sonst recht häufig bei Polarisationsmikroskopen mit Tiibiis- 

 analysator, insbesondere von dieser Dicke, zu beobachten gewohnt ist. 



Es mögen schließlich noch für eine Reihe von Thompson sehen Tubusanalysaturen 

 anderer Dicke und für verschiedene Abstände dieser Analysatoren von dem Okular- 

 fadenkreuz die passendsten Brennweiten der Korrektionslinsen mitgeteilt werden. Die 

 nötigen Formeln sind nach den vorangegangenen Erörterungen wieder 



wo 



ls = 



s (s + h,) 

 h. 



h, = d 



:-i 



i^(^ + iv] 



K 



h,, - d 



(O^-S 



Abstand 



der Korrektionslinse 



vom Okular 



s = 80 nnn 



s = lOÜ mm 



s = 120 mm 



s = l'iO mm 



Brennweite 



der 



Korrektionslinse 



Mittelwert 



Mittelwert 



Mittelwert 



Mittelwert 



Dicke des Tubnsanalysators d 

 12 umi I 16 mm | 20 nmi | 24 mm 



171 cm 

 124 ,, 

 148 ,, 



l:i0 rm 



\)b „ 



113 „ 



265 cm 

 191 „ 

 228 „ 



379 cm 

 273 „ 

 326 ,, 



201 em 

 146 „ 

 174 „ 



513 cm 

 369 „ 

 441 , 



294 ein 

 166 ,, 

 230 „ 



388 cm 



281 „ 

 335 „ 



106 em 

 78 „ 

 92 ,, 



163 cm 

 119 ,, 

 141 „ 



232 cm 

 169 ,, 

 201 „ 



90 i-m 

 66 „ 

 78 „ 



137 cm 

 101 „ 

 119 „ 



314 cm 



227 „ 

 271 „ 



195 cm 

 143 „ 

 169 „ 



264 cm 

 192 , 

 223 ,, 



Aus dem Verlauf der Werte f^ uiul f^., oder auch der Mittelwerte | {is+ L') erkennt 

 man den Einfluß des Abstandes der Korrektionslinse vom Okular. Aus dieser Tabelle 

 kann man auch die Lehre ziehen, daß die für eine bestimmte Tubuslänge, also für einen 

 bestimmten Abstand von Objektiv und Okular berechnete Linse von mittlerer Brenn- 

 weite für andere Tubuslängen niclii mehr paßt und daß man überhaupt keine 

 allzustrengen Forderungen an den Ausgleicli durcli diese Korrektionslinsen stellen darf. 



b) Auswahl passender Objektive und Okulare. 

 Solange wu' an dem bisherigen Prinzip des miki-oskopischen Strahlengangs fest- 

 halten und nicht die auf Seite 33-34 berührte Änderung einführen, ist an diesem 

 Strahlengang nichts zu verbessern, was niclit schon von berufenerer Seite und 

 seit dem Vorgang von Ernst Abbe mit größtem Erfolg ausgeführt und auch be- 

 schrieben worden wäre. Ich brauche daher hierauf niclit näher einzugehen, will niicli 

 vielmehr darauf besclu-änken, unter den Objektiven und Okularen diejenigen auszu- 



