74 E. A. Wülfing: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



4. B-Achse oder Beleuchtungsachse. Optische Aclise des Beleuchtungssystems. 



Die vier niechanisclieu Achsen sind: 



5. Ti-Achse uder Tischachse. Achse, um die sich der Tisdi dirlit. 



6. Zt-Achse uder Zahnstangenachse des Tubus. 



7. Zb-Achse oder Zalinstangenachse der Beleuchtungsvoirichtung. 



8. Tu-Achse (jder Tubusaclise. Seelenachse des Tubus. 



Ich beginne mit der Tubusaclise Tu. Von dieser Seelenachse des Tubus soll nur 

 verlangt werden, daß sie oben durch den Schnittpunkt p^ des Fadenkreuzes geht, v^'as 

 auf folgende Weise zu erreichen ist. Man bringt der Reihe nach alle Fadenkreuzokulare 

 in den Tubus, stellt mit einem Objektiv mittlerer Stärke ein punktförmiges Objekt ein 

 imd dreht die Okulai'c im Tubus, indem man den Bing mit Vorsprung, der das Azimut 

 des Fadenla'euzes festlegt, über die Sclilitze aui Tubusende hinwegKebt. Sollte dej' 

 Punkt pj hierbei nicht in Ruhe bleibeji, so muß eine Korrektur am Fadenkj-euz vor- 

 genommen werden. Man beginnt diese Operation bei zusammengeschobenem Tubus 

 und wiederholt sie bei ausgezogenem Amicirohr und Okularrohr. Die kleine Bewegung, 

 die zur Schai'feinstellung bei kurzem und langem Tubus durcli Betätigung der Feinstell- 

 schraube erforderlich ist, kann gleichzeitig darüber Aufschluß geben, oli auch die Schlit- 

 tenführung der Feinbewegung richtig funktioniert. 



Ich gehe über zur Herrichtung des Parallelismus von Zahnstaugenachse Zt und 

 Tischachse Ti. Man überzeugt sich zimächst von der geradlinigen Fülirung des Tubus 

 entlang der Zahnstange. Bei manchen alten und neuen Mikroskopen habe ich solche 

 geradlinige Führung bis O^S' be(d)achten können, bei andern ebenfalls teils alten, teils 

 neuen Mikroskopen aber auch erheblich größere Abweichungen wahrgenommen. Zur 

 Prüfung stellt man das Amicifernroiir mit Apochromat 40 mm und Okular l\r. 5 auf 

 eine in bekannter Entfernung befindliche Skala ein, nachdem man sich über den Winkel- 

 wert eines Skalenteils orientiert hat. 



Gut funktionierende Zahnstangeidageiuug des Tubus, sowie gute Tischachsen- 

 lagerung (s. o. S. 13) vorausgesetzt, können wir nun die etwaige Abweichung dieser 

 Achsen in Sagittal- und Frontalebene bestimmen. Man stellt zunächst das Mikroskop 

 auf den ruhenden Punkt des Tisches ein, d. h. man bringt in bekannter Weise mittelst 

 der Zentrierschrauben des Objektivs das Bild des ruhenden Punktes pj der Tischebene 

 (s. Fig. 30) in den Schnittpunkt \)^ des Okularfadenkreuzes. Damit ist aber noch gar- 

 nichts gesagt über die Lage der Zahnstangenachse zur Tischachse, wie auch die Mikroskop- 

 achse M keineswegs mit der Tischachse Ti zusammenzufallen braucht, worauf nachher 

 näher eingegangen werden soll. Beobachtet man nun einen in erheblicher Höhe (h = 30 

 bis 50 mm) über dem Mikroskoptisch liegenden Punkt der Tischachse, den man als 

 solchen durch seine ruhende Lage bei Drehimg des Tisches ei-keunt, so wird man meistens 

 finden, daß nicht sein Bild sondern das eines Punktes p[ in den Fadenki-euzschnitt- 

 punkt pi, fällt, daß also die Hinaufbewegung der Achse M entlang der Achse Zt nicht 

 parallel der Achse Ti erfolgte (siehe Fig. 30). Die lineare Abweichung x in der frontalen 

 Ebene und y in der sagittalen Ebene läßt sich am bequemsten an einem MöLLERschen 

 Mikrometer (2 mm in 0.1 mm quadriert) feststellen. Die entsprechenden Winkel-Abwei- 

 chungen erhält man mit Hilfe der Erhöhung h des Objektes. Sie seien in der fron- 

 talen Ebene a mid in der sagittalen Ebene ß, dann ist nach Figur 30 und 31 



