72 E. A. Wülfing: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



i6. Herrichtung des Instruments zum Gebrauch. 



Die Heniclitung des Instruments zum Gebrauch, die gewölmlicli vun den Fabri- 

 kanten vorgenommen wird, pflegt niilil immer für alle Funktionen, die das Instrument 

 erfüllen soll, V(j]lkommen befriedigend dunhgeführt zu werden. Um so mehr sollte der 

 Mikroskopiker in der Lage sein, diese Heiiiclitung zu prüfen und zu korrigieren. Ja, er 

 sollte bei solchen Kontrollarbeiten das ganze Instrument in allen seinen Teilen, mit Aus- 

 nahme der Linsensätze der feineren Objektive, auseinandernehmen und wieder zu- 

 sammenfügen können, damit er das richtige Vertrauen zu seinem Instrument und zu den 

 damit zu erreichenden Messungen gewinnt. Ich vertrete hier einen ziemlich extremen 

 Standpunkt und befinde mich in bewußtem Gegensatz zu den Erbauern der Mikroskope, 

 die gewöhnlich vor jedem Eingriff durch sogenannte Laienhände w'arnen. Diese \Wni- 

 nungen mögen ja vielfach am Platze sein; aber gewiß ist jenes Instrument zu bevorzugen, 

 das ihrer nicht bedarf, weil es so zweckmäßig konstruiert i\iu\ so gediegen ausgeführt ist, 

 daß es selbst bei geringer Geschicklichkeit des Mikroskopikers Eingriffe ohne Schädigung 

 verträgt. Die zum Auseinandernehmen etwa erforderlichen Hilfsapparate sind dem 

 Instrument beizufügen oder müssen sich leicht beschaffen lassen. 



Abermals gehe ich in diesem Kapitel auf bekannte Dinge wie Kreuzung der iXicols, 

 Parallelstellung der Gkularfäden mit den Nicollia\iptschnitten und dergleichen anderswo 

 oft erörterte Justierungen nicht näher ein, bespreche vielmehr vorzugsweise diejenigen 

 Operationen, die mir neu erscheinen. 



Mit der Einführung der Theodolitmethode treten an den Mechanismus eines Polari- 

 sationsmikroskops und Konoskops Forderungen heran, die bis dahin entweder keine 

 beachtenswerte Rolle spielten, oder deren Erfüllung ohne weitere Kontrolle dem Er- 

 bauer überlassen wurde. Aber auch die Verwendung des Instruments ohne Fedorow- 

 schen Lfniversaltisch kann die Einhaltung einiger Bedingungen als höchst wünschenswert 

 erscheinen lassen. Insbesondere denke ich hier an eine Reihe von Achsen, deren Parallelis- 

 mus oder sogar Koinzidenz stillschweigend vorausgesetzt, aber kaum je nachgeprüft 

 wird. 



Die acht Achsen eines Polarisationsmikroskops und Konoskops. 



Man braucht sich nur einmal die Frage vorzulegen, was eigentlich unter der opti- 

 schen Achse eines Polarisationsmikroskops verstanden werden soll, um zu erkennen, 

 daß hier noch eine gewisse Unsicherheit in der Auffassung unseres Mikroskops nicht als 

 Vergrößerungsapparat, wohl aber als Meßinstrument herrsciit. Im allgemeinen wird 

 man wohl sagen, die optisclie Achse eines Mikroskops sei die Gerade, die durch den 

 Fadenkreuzschnittpunkt des Okulars und den zugehörigen Objektpunkt gehe. Nur 

 muß man sich bei dieser Definition erinnern, daß an unserem Instrument das Objektiv 

 keine starre Lage hat und durch die Zentriervorrichtung am unteren Tubusende eine 

 fortwährende Veränderung erfährt, daß also auch der zum Fadenkreuzschnittpunkl 

 konjugierte Objektpunkt ein entsprechend unruhiges Gebilde vorstellt. Jede Kom- 

 bination eines Okulars mit einem Objektiv in irgend einer Stellung hat ihre optische 

 Mikroskopachse, wovon aber die optische Mikroskopachse des Instrumeuts zu 

 unterscheiden ist. Diese letztere kann wohl am unzweideutigsten definiert werden 

 als diejenige Gerade, die den Fadenkreuzschnittpuakt des Okulars mit dem Ruhepunkt 



