Tubus 



15 



Aul' den Tiscli küjinen viele Hilfsapparate aufgesetzt werden, wie z. B. ein Kreuz- 

 schlittentisch, der auf Tafel I und IT ahgohildeh ist und von der Firma Winkel für 

 das vorliegende Mikroskop neu knnstrin'ert w\irdi'. Ancli hei extremster Lage der 

 Schraubenköpfe und di'i' Srldittcnteilo läßt sieh der Tisch nneh vollständig herum- 

 drehen, wie das übrigens ebenso bei anderen Falirikaten, wenn auch nicht bei allen, 

 der Fall ist. Ferner sind die ScJirauben so hoch über dem Limbus und dem Nonius an- 

 gebracht, daß dieser noch abzulesen ist, selbst wenn die Sclirauben gerade darüber stehen. 

 Auf diese Weise kommt man mit einem einzigen. Nt)nius aus, da ja hei Zelmtelgrad- 

 ablesung Exzentrizitätsfehler des Liuduis nicht zu befürchten sind. 



Der Kreuzschlittentisch läßt sicli durch Lösung einer einzigen Schraube und durdi 

 seitliche Herausschiebung aus einer kleinen schwalbenschwanzförmigen Vertiefung leicht 

 entfernen, worauf er dann dnrcli einen andern Tisch, der eine schnellere Hin- und Her- 

 bewegung der Objekte gestattet, ersetzt werden kann. Bei einem Neu- oder Umban 

 dieser letzteren sogenannten Objektfidirapparate. der leider zurzeit nicht möglich 

 ist, sollte man aber darauf acliten, daß die beiden Srhranhen. die jede für sich die Be- 

 wegung in frontaler und sagittaler Riclitung ausfidu-en, nicht auf derselben Seite, son- 

 dern einander gegenü bei' liegi-n, damit beide Hände die Bewegung vorne-hinten und rechts- 

 iinks ungestört und gleirhzeitig ausfidiren können. Ferner dürfen an diesem Objekt - 

 führapparat ebenso wie am Kreu/schlittentisch die Scliraubenköpfe und die Schlitten 



Figur .5. 



Fitfur 6. 



weder die vollständige Umdreliung des Tisches noch die Bewegung eines Revolvers, 

 wenn ein solclier benutzt werden S(dlie, irgendwi(> heliindern. Schließlich sollen die 

 Klammern, zwisciien denen die Objekttj'äger auf diesen Objektführapparaten gehalten 

 werden, so konstruiert sein, daß sie niclit nur auf einige wenige Objektträgergrößen 

 passen, sondern alle möglichen, auch kleinen Formate festhalten. Bei diesen Wün- 

 schen denke ich an die Untersuchung ganz großer etwa 10000 bis 20000 Dünnschliffe 

 enthaltender Sammlungen, die aus den verschiedensten Zeiten stammen und daher auch 

 die allerverschiedensten Formate enthalten. Lhn sich diesen anzupassen, müssen an 

 den Objektfiihrapparaten nur die Metallwinkel in den Führungsrinnen gegeneinandei- 

 austauschbar sein und ihre Schenkel eine Gestalt wie in den Figuren .5 und 6 haben; 

 solche Klammern sind dann auch für noch kleinere und noch größere Objektträger, als 

 die in den Figuren 5 und 6 angedeuteten, geeignet. 



Man wird unter unseren jetzigen Mikroskopen viele Tische finden, die zwar einige der 

 oben verzeichneten Fordenmgen erfidlen, keine Konstruktion aber, die, wie das vor- 

 liegende Instrument, allen gerecht zu werden versucht. ^ 



