Tisch. 



13 



des im vorigen Kapitel Jjeschrielienen Beleiuhtungsapparates. Die Aiisspaj-ung ist ver- 

 borgen und dient zur Aufnahme einer Feinbewegungsschraube, deren Griff auf Tafel II 

 gleich unter dem Tisch zu sehen ist. Nach Einsetzung des mit einem konischen Ansatz 

 versehenen Tisciies in seinen Uingträger, lilcii)! eine freie Offnimg von 45 mm, dii' durch 



Figur 4. 



Der große Kreis gibt für ein Auge in 25 cm Entfernung das Gesichtsfeld l)ei lOOOfacher Vergrößerung 

 wieder. r)ie kreis- \m<\ epizyklenartigen Bögen zeigen die Bahn eines Punktes bei Drehung eines Tisches 



mit mangelhafter Achsenlagerung. 



den aufgesetzten Kreuzsciilittentisch auf 40 mm und durch eine in den Tisch eingelassene 

 und abnehmbare Scheibe ganz oben auf 28 mm verengert wird. Man kann also mit 

 einem sehr breiten Beleuchtungssystem und einem ebenso breiten Irisblenden-Mechanis- 

 mus hoch hinauf unter das Objekt gelangen. 



Die Hauptforderung, die an den drehbaren Tisch eines Polarisationsmikroskops 

 gestellt werden muß, ist ein leichter und ruliiger Gang, der auch bei starker Vergrößerung 



