12 E. A. W'ülfi^g: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



Immersionsbeobachtungen notwendig ist, und wieder eiafügen, ohne ein Abstreifen 

 der Flüssigkeit am unteren Tisrhrand befürchten zu müssen. Vor allem kann man ahcv 

 auf diese Weise die Imniersionsflüssigkeit unter das Objekt bringen, ohne dessen Ein- 

 stellung zu stören. Im übrigen ist die Beleuchtungsvorrichtung so eingerichtet, daü 

 man beobachten kann: 



1. ohne Polarisalor imd olmo Kondensui', 



2. mit Polarisator und ohne Kondensor, 



3. ohne Polarisator und mit Kondensor, 



4. mit Polarisator und mit Kondensor. 



Im ersten Fall wird die ganze Vorrichtung unter dem l'isih lieruntergeschraubt, zur 

 Seite geklappt und das Objekt nur mit dem Spiegel beleuchtet. Der Beleuchtungskegel 

 liat in diesem Fall eine Öffnung A'on im Maximum etwa 36" oder eine numerische Aper- 

 tur von etwa 0.31. Im zweiten Fall wijd der Kondensor von seinem Ring abgehoben, 

 worauf dann wieder die ganze Vorriclilung, diesmal also mit dem Polarisator allein, 

 unter den Tisch geklappt und mehr oder weniger hochgeschraubt whd. Im dritten 

 .Fall wird einer von den verschiedenen Kondensoren aufgesteckt, alsdann der Polarisator 

 an einem besonderen (ielenkarm ziu' Seite gedreht und nun der Kondensor mit dej' 

 Irisblende allein eingeklappt imd hocligescliraubt. Hierbei nimmt der Polarisator eine 

 exzentrische Lage ein, wodurch er dem Strahlengang entzogen ist. Schließlich, im vier- 

 ten Fall, bringt man die Klappvorrirlilnug zwischen Polarisator und Kondensor wieder 

 zum Einscimappen und nimmt die Beleuchtung mit beiden vereint vor. Die Bedenken, 

 die gegen solciie Klappvorriclitungen im Interesse einer genauen Justierung des Polari- 

 sators geltend gemacht worden sind, haben sich als nichtig erwiesen. Die mechanischen 

 Ausführungen an meinem Instrument, also die Fülirungen und Anschläge, sind so voll- 

 kommen hergestellt, daß man eine wesentliclie Änderung der Polarisator-Orientierung 

 nicht zu befürchten hat. 



6. Tisch. 

 Ruhiger Gang. Ablesung des Nonius bei Kreuzschlittentisch. Objektführapparat. 



Sclireilen wir in der Beschreibung der einzelnen Teile von unten nach oben fori, 

 so gelangen wir zum Tisch des Mikroskops. Ich habe mich noch an den drehbaren Tiscli 

 gehalten, daneben indessen auch eine Drehbarkeit der Polarisatoren, allerdings mehi' 

 qualitativer Art, die übrigens für alle praktischen Zwecke genügt, vorgesehen. Der dreh- 

 bare Tisch hat eben doch für viele Beoliaclitungsverhältnisse den Vorzug der bequemeren 

 und solideren mechanischen Ausführliarkeit. Wollte man l)ei drehbaren Polarisatoren 

 die gleiche Ruhe der Ersclieinungen bei allen Beobaclitirngsverhältnissen erreichen, 

 also auch im konvergenten Licht, so müßte man wieder auf die nun wohl über%vimdene 

 Konstruktion der gleichzeitig mit den Polarisatoren drehbaren Aufsatzanalysatoren 

 zurückgreifen, da bei den drehbaren Tubusanalysatoren der mit dem Chaulnes-Sorby- 

 schen Phänomen zusauunenliängende störende Astigmatismus doch nicht beseitigt 

 werden kann. 



Der 110 mm große Tisch wLixl vou eiueiu 90 mm ])i'eiten und 12 uun dicken Ring- 

 stück getragen, das links hinten eine Ausladung trägt, und rechts hinten etwas aus- 

 gespart ist. Die Ausladung bildet, wie Tafel 1 zeigt, den Träger der Scbneckenschraube 



