Bewc'^cuiij,'!'!! ilrr lii'li'iirliliiii),'sV(ifi-irliliMit,'. 



11 



4. Kondensoren nach Konstruktion, Größe und Apertur. 



Die Kondensoren werden aui einen uijer dem Puiansator belindlielien Ring anl- 

 gesetzt, wenn dieser Ring wie bei den KonstrukLiunen der Zeißschen Mikroskope zui' 

 Seite lierausgeklappt ist. Der eine meist zur Anwendung kommende Kondensor setzt 

 sich aus zwei leiclit zu trennenden Teilen zusammen (s. Fig. 3). Die untere für sich aui- 

 setzbare große plankonvexe Sammellinse hat eine Brennweite von 50 mm und eine 

 Rreite von 22 mm. Der andere aus zwei Linsen bestehende Teil, der mit geringer Pres- 

 sung auf diese Sammellinse aufgesteckt wiid vmd leicht abzunehmen ist, hat in Ver- 

 bindung mit dieser Linse eine Brennwerte von 7.2 mm und eine numerische Apertuj' 

 V = 1.40. Der Brennpunkt des vereinigten Systems liegt in Luft 1.1 mm über der Frout- 

 linse von 8 mm Breite. Dieser Kondensor hat also drei Linsen, von denen entweder die 

 untere allein oder alle drei zusammen zur Verwendung kommen. Ein zweiter Kondensor 

 besteht ebenfalls aus drei Linsen und hat äußerlich die gleichen Dimensionen wie dei' 

 eben beschriebene ; die drei Linsen bleiben aber vereint und geben die große Apertur 

 von mindestens 1.50. Dieser Kondensor wird beim Gebrauch der weiter unten zu be- 

 schreibenden Awi-SysLeme benutzt. Seine Äquivalentbrennweite ist 5.0 mm imd sein 

 oberer Brennpunkt liegt in Luft 1.0 mm über der Frontlinse; man kann also, unter 

 Berücksichtigung der Lichtbrechung der Objektträger und bei deren üblicher Dicke von 

 1 '2 mm, den Brennpunkt noch in das betreffende Mineral legen, was zur Ausnutzung 

 der vollen Apertur wichtig ist. 



Die Fassungen der Kondensoren sind so gestaltet, daß sie bei dem schwächeren 

 K(mdensor eine bequeme Trennung und Vereinigung der Linsenteile gestatten, wie 

 lilierhaupt das Aufstecken und Austauschen der ganzen Kondensoren auf den erstiui 

 Griff möglich sein muß. Die aufeinander sitzenden Ringteile dürfen sicli mir so weit 

 klemmen, daß bei der Horizontallage des Mikroskops ein Herunterfallen noch eben 

 vermieden wird. Die Fassungen der Kondensoren sind in den oberen Teilen nicht zu 

 lackieren, weil bei dem Gebrauch der mannigfaltigen Immersions- oder Reinigung.- - 

 riüssigkeiten wie Wasser, Öl, Monobromnaphtalin, Alkoliül oder Benzin usw., der eine 

 Lack von diesem, der andere von jenem Lösungsmittel angegriffen wird. Es ist dalu^r 

 schließlich das zweckmäßigste, diese Fassungen metalUscli blank zu halten wie im 

 den Objektiven. 



5. Bewegungen der Beleuchtungsvorrichtung. 



Wechsel der Beleuchtung. Trennung und Vereinigung von Polarisator und Kondensor. 



Die Hoch- uiul Tiefstellung der Beleuch Lungsvorrichtung erfolgt durch euie so- 

 genannte Schneckenschraube, also durch eine Schraube von sehr großer Steigung, die 

 in dem Zylinder liegt, der auf Tafel II hinter dem Spiegelträger zu erkennen ist. Die 

 Betätigung dieser Schraube geschieht durch den gerändelten Kopf am rechten (uiiteren) 

 Ende. Etwas mehr als eine Umdrehung dieses Kopfes ändert die Höhenlage des Kon- 

 densors und Polarisators um 30 mm und paßt sich damit der Dicke des Kreuzschlitten- 

 tisches V(m 28 mm gut an. Man kann also eine Kondensorlinso, die bei Hochstellung 

 mit ihrer oberen Fläche in der Tischebene abschließt, noch 2 mm unterhalb des Tisches 

 frei auf die Seite herausklappen, mit einem Flüssigkeitstropfen versehen, wie dies bei 



