Polai-isatur iiacli Konslniktioii, Größe und Apertur. 



Länge 30.4 mm. 



Wirksame Breite 18.5 ,, . 



Ganze Breite 20.0 ,, . 



Die ungewöhnlich große Breite ist notwendig, damit die Kondensoren mit ihren 

 großen Aperturen und Brennpunktsabständen, die deren erhebliche Breite bedingen, 

 voll beleuchtet werden. Die Auslöschungsrichtung liegt entsprechend der Rittek- 

 FRANKschen Konstruktion unter 45» gegen die Linie, in der die drei AnRENSSchen Kalk- 

 spatkeile zusammenstoßen. 



Zu einer Vorstellung über die erforderliclie Apertur eines Mikroskop-Polarisators 

 kann man durch folgende Überlegungen gelangen. Zunächst ist der Abstand und die 

 Breite des unteren Endes des Polarisators vom (,)bjekt von Bedeutung. Die liieraus 

 sich berechnende halbe Apertur u (s. Fig. 1), 



tgu = 



h + 1 



ist aber etwas kleiner als die vom Polarisator zu fordernde iialbe Polarisationsapert\ir i 

 (u<i), da die Strahlen im Kalkspat eine entsprechende Brechung erfahren. Nach Fig. 1, 

 in der der Polarisator zur deutlicheren Darstellung der Winkel zu breit gezeichnet wurde, 

 ist nahezu 



Fig:ur 1. 



Bei dem vorliegenden Instrument liegt das 18.5 mm breite untere Ende des Polarisators 

 im Minimum, also bei Hocliscliraubung dieses Pcilarisators, 70 mm vom Objekt entfernt, 

 i erreicht hiernach den Wert S^öO', während \i nur VSO' groß ist. Die Apertur des Polari- 

 sators muß also 2 mal 8"50' oder rund 18" beti'agen. Bei der Beleuchtung der rand- 



