E. A. Wülfing: Ein neues PulKrisaLiunsniiUruskup usw. 



über dem Arbeitstisch und befindet sich in 9 cm Abstand von der Tisch- und Tubus- 

 achse. Daher erreicht der Tubus bei liorizontaler Lage eine Hohe von 24 cm, wie wü' 

 sie bei unseren verbreitetsten Goniometern gewohnt sind. Auf dem Sporn steht eine 

 Stütze, die an dem photographierten Exemplar nurli uirlit angebracht war und daher 

 auf den Tafehr fehlt. Auf dieser in der Höhe durch einen Scluaubenkopf etwas veränder- 

 hchen Stütze ruht der umgelegte Arm des Instruments, das sich auf diese Weise sehr 

 bequem auf bestimmte Strahlenrichtungen, z. B. auf einen Monochromator, genau ein- 

 stellen läßt. Etwas unterhalb der Kippachse geht bei aufrecht stehendem Instrument 

 nach vorne ein starker Arm, der sich in einen Ring zur Aufnahme des drehbaren Tisches 

 ausweitet. Über der Kippachse steigt 17 cm senkrecht nach oben ebenfalls ein kräftiger 

 Arm hinauf, der vorne die Grob- und Feinbewegungsmechanismen für den Tubus trägt. 

 Wie man sieht, ist auch an diesem Mikroskop mit der alten Hartnack-OberhäuserscIicii 

 Form der Tubusbewegung in Prismenführung gebrochen, und die 1898 von M. Berüek 

 zuerst für die Zeißwerke neu eingefüiirte Konstruktiim angenommen worden. 



2. Beleuchtungsspiegel. 



Der Beleuchtungsspiegel hat einen Durchmesser von nicht weniger als 7 cm. Er 

 trägt wie gewöhnlich auf der einen Seite den Planspiegel, auf der anderen Seite dfu 

 Hohlspiegel, dessen Krümmungsradius 18 cm, dessen Brennweite also 9 cm mißt. Der 

 Spiegel wird in frontaler Richtung höchstens bis zu einer Breite von 4cm gebraucht. 

 Bei der üblichen Schiefstellung ist aber die große Breite in sagittaler Richtung besonders 

 an dem vorderen gesenkten, weniger an dem hinteren gehobenen Teil für die Beleuchtung 

 von Vorteil. 



3. Polarisator nach Konstruktion, Größe und Apertur. 



Die polarisierenden Prismen werden gar oft in feiilerhafter Weise gebraucht und 

 entweder mit großen Polarisationsaperturen dort eingebaut, wo die Apertur des Licht- 

 kegels klein ist, oder umgekehrt aus unangebrachter Sparsamkeit mit kleiner Apertur 

 zur Polarisation weit geöffneter Lichtkegel verwendet, wo dann ein Stück des Gesiclits- 

 feldrandes unpolarisiert bleibt. Für gute Mikroskope handelt es sich nur um Prismen 

 mit geraden Endflächen und unter diesen wieder um die Konstruktionen nach Thomp- 

 son (Glan-Thompson), nach Ahrenö und nach Ritter-Frank (Patent Nr. 234940 

 vom 10. November 1910, Kl. 42 h. Polarisationsprismen). Bei diesen drei Typen liegt 

 die optische Achse des Kalkspats immer senkrecht zur Längsachse des Prismas und 

 läuft, wenn wu- diese Längsachse senkrecht und die Trennungsflächen auf uns zulaufend 

 von oben rechts nach unten links fallend aufstellen, ])ald von vorne nach hinten, bald 

 von rechts nach links, bald geht sie unter 45" (44"36') schräg am Beschauer vorbei. An 

 meinem Polai-isator ist die AnRENSSche Dreiteilung mit dem Ritter-Frank sehen 

 Patent vereinigt. Die Kittung erfolgte mit Leinöl, und der Querschnitt wurde acht- 

 eckig hergestellt, um üliei'fhissige Ausladungen und zu große Fassungen zu vermeiden. 

 Die Dimensionen sind: 



