In meiner nachstehenden Darstellung wird die Beschreibung der einzelnen Teile und 

 Funktionen eines Polai'isationsmikroskops rcdit ungleichmäßig erfolgen. Bald wird 

 i'm Gegenstand kaum erwähnt woden, bald ein anderer eine sehr breite Behandlung 

 erfahren. Dies geschah niclit ohne Absicht, weil ja hier kein Lehr- oder Handbuch 

 der Mikroskopie verfaßt, sundern ein neues Instrument beschrieben wird, und zwar 

 Jiesonders in jenen Teilen, die, wie ich hoffe, verbessert wurden sind. Unter den 

 brauchbar befundenen Konstruktionsteilen werden nur solche eingehender erörtert 

 werden, die zum erstenmal zur Ausführung gelangten oder die, jeder für sich bekannt, 

 in ihrer Vereinigung neu auftreten. Besondeis wird in der Beschieibung der mecha- 

 nische Aufbau des Instruments etwas zurückgedrängt werden, zumal er aus den Ab- 

 bildungen genügend deutlich zu erkennen ist. Es soll ferner mein Bestreben sein, niclit 

 in den Fehler mancher Autoren zu verfallen, die bei Mikroskopen, Goniometern und 

 ähnlichen Instrumenten alle Achsen, Klammern, Hebel und Schrauben auf das liebevollste 

 behandeln, jene Teile dagegen kaum erwähnen, auf die es eigentlich doch ankommt, und 

 die man so als die Seele der Instrumente bezeicliuen könnte, nämlich auf die Linsen und 

 p(darisierenden Prismen in ihren Diiuensiunen und Wirkiuigen. 



Die Beschreibung einzelner Teile des Instruments füllt die ersten 13 Kapitel; sie 

 beginnt unten mit dem Stativ und dem Beleuchtungsspiegel, steigt hinauf bis zu den 

 Okularen und dem Aufsatzanalysator und endet in einer Betrachtimg über die am 

 Instrument verteilten Irisblenden. Alsdann folgen die beiden umfangreicheren Kapitel 

 14 und 15 über mikroskopischen und über teleskopischen Strahlengang, denen im letzten 

 Kapitel einige Bemerkungen über die Herrichtung des Instruments zum Gebrauch, 

 insbesondere die Erreichung des Parallelismus oder der Koinzidenz von 4 optischen und 

 4 mechanischen Achsen folgen. 



I. Stativ. 



Das Instrument ist in seinen Schwerpunktsverteilungen so gebaut, daß es nach 

 dem Umlegen auch bei belastetem Tubusende (s. den aufgesetzten Babinet sehen Kom- 

 pensator in der Abbildung auf Tafel II) immer noch einen festen Stand hat. Der Fuß ist 

 dementsprechend nach hinten weit ausgeladen, ohne durch den breiten Sporn unschön 

 zu wirken. Die Achse, um die das Instrument gekippt werden kann, liegt 15 cm hoch 



