Bewegungsvorrichtungen des Tubus. 19 



Der Schlitz über der Objektivklammer und unter der Zentriervorrichtung für die 

 Objektive verläuft im Azimut von 45". Ich gebe dieser Stellung vor der frontalen Orien- 

 tierung den Vorzug, weil es dann einerlei ist, mit wclclier Seite nach oben das Gipsblatt 

 eingeschaltet wird. Der Schlitz ist so hoch, daß auch .3.75 mm dicke Quarzplatten noch 

 genügend Raum haben. 



8. Bewegungsvorrichtungen des Tubus. 

 Grobe Bewegung und Feinbewegung. 



Die grobe Bewegung des Tubus erfolgt in der üblichen Weise durch Zahnstange 

 und Trieb. Die Zahnstange trägt seitlich eine auf Tafel II sichtbare Millimeterteilung, 

 die an einem \onius entlang gleitet und Ablesungen über eine Länge von etwa 80 mm 

 auf zehntel Millimeter genau gestattet. 



Die Feinbewegung des Tubus bedarf einer etwas eingehenderen Besprechung. Bei 

 ihr handelt es sich bekanntlich um eine Bewegung, die sich nur über wenige Millimeter 

 erstreckt, die aber innerhalb dieses kleinen Raumes auf einzelne My und auf Bruchteile 

 von My richtig meßbar erfolgen sollte, und die auch im Ablesungsmodus unmittelbar 

 nach dem Dezimalsystem, also olme weitere Umrechnung, ausführbar sein muß. 



Bei den alten Stativkonstruktionen der Prismenführung, die für größere Mikroskope 

 jetzt wohl aufgegeben ist, ließ man häufig in der Richtung des Prismas eine Miki-ometer- 

 schraube von 1/2 mm Steighöhe wirken, deren Kopf in 100 Teile geteilt war und in der Num- 

 merierung bis zu 500 jx fortschritt. Jeder Teilstrich hatte also den Wert von 5 jx, wobei die 

 verschiedene Länge der Teilstriche für eine bequeme Ablesung nach dem Dezimalsystem 

 sorgte. Diese eigentlich selbstverständliche Ablesungsmöglichkeit nach dem Dezimalsystem 

 ist nun aber leider bei den Neukonstruktionen, die mit der Einführung des BERGERschen 

 Stativs aufgekommen sind, durchaus nicht immer eingehalten worden. So begegnet man 

 Mikrometerschraubenküpfen mit 1 OÜTeilstrichen, von denen jeder 2 [x gilt, wo aber trotzdem 

 die Nummerierung für einen Umlauf nicht bis 200, sondern nur bis 100 geht. Oder man sieht 

 andere Teilungen, die einen Umkreis in 50 Teile teilen, von denen jede Einheit aber nicht 

 2 [X, wie die Bezifferung sagt, sondern 4 [x entspricht. Es kommen sogar Teilungen vor, 

 die den Umkreis in 40 Teile zu je 1 |x teilen, wo man also bei mehrfacher Überschreitung 

 des Nullpunktes mit dem Mehrfachen von 40 Einheiten zu rechnen hat. Aus allen solchen 

 unpraktischen Einteilungen und Nummerierungen kann man erkennen, daß diese Mikro- 

 metervorrichtungen eigentlicii nur zur Einstellung auf Bildschärfe benutzt und daß damit 

 selten wirkliche Messungen ausgeführt werden. Und doch sind gerade diese Feinbewe- 

 gimgen der Tuben ganz vorzüglicli zu sehr genauen Messungen geeignet. 



Im einzelnen habe ich unter den mit dem BEROERSchen Oberbau zusammenhängen- 

 den Neukonstruktionen besonders folgende drei Typen näher kennen gelernt. 



Bei der einen Konstruktion hat man Wert darauf gelegt, die Mikrometerschraube 

 dadurch vor Beschädigung zu bewahren, daß die Bewegung der Griffschrauben nirgends 

 aufhört, daß also der Schlitten, der den Tubus trägt, bei der Erreichung seines Bahn- 

 endes und bei weiterer Drehung der Griffschrauben von selbst in die entgegengesetzte 

 Bewegung umschlägt. E. Leitz hat diese endlose Feineinstellung dadurch sehr sinn- 

 reich bewii'kt, daß er das Gewicht des Tubus durch einen passenden Zapfen auf ein herz- 

 förmiges Metallstück drücken läßt, dessen Peripherie von zwei symmetrisch liegenden 



