18 



E. A. Wülfing: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



eine recht genaue Objektivzentrierung erforderlich, die kein Mechanismus auf die Dauer 

 gewährleistet. Dazu sollten also Zentriersclirauben am Tubusende doch noch vorhanden 

 sein und dann unmittelbar mit bequemen am besten zylinderförmigen Scliraubenküpfen, 

 nicht mit l'hrschliisseln oder dergl., gebraucht werden können. Unerläßlich ist aber 

 die Zentriervorrichtung am unteren Ende des Tubus, wenn die Zentrierung nicht an 

 jedem Objektiv besonders vorgenommen werden kann, wie an dem ZEissschen Schlitten- 

 objektiv-VVechsler und an der neuen Leitz sehen Vorrichtung. Auch hierfür sind im 

 Lauf der Jahrzehnte eine ganze Reihe von Konstruktionen eingeführt worden. Nach 

 einigem Probieren bin ich im Prinzip wieder auf den schon vor 40 Jahren bei den Fuess- 

 schen Mikroskopen vorhandenen Mechanismus zurückgekommen, habe ihn aber dem 



Figur 9. 



Durchmesser meines Objektivtubus entsprechend etwas größer herstellen und die Fein- 

 stellschrauben von noch geringerer Steighöhe anfertigen lassen. Diese Schrauben haben 

 jetzt eine Steighöhe von nur 1/5 mm und eignen sich wegen ihrer Feiniieit zu den Zentrier- 

 arbeiten ganz vorzüglich. Aus den im Maßstab 1 : 1 gezeichneten Figuren 7 und 8 sind 

 einige Einzelheiten der Konstruktion zu erkennen. Wichtig ist die Unabhängigkeit der 

 Bewegimg vorne — hinten von der Bewegung rechts — links. Einfachere Konstruktionen 

 haben sich auf die Dauer nicht bewährt. 



