16 E. A. Wülfing: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



7. Tubus. 

 Drei ineinander gleitende Rohre. Wechsel der Objektive und ihre Zentrierung. 



C Jjer dem Tiscli folgt der Tubus, der sich hier aus drei ineinander gleitenden Rohren 

 zusammensetzt. Sie mögen nach den wiclitigsten von ihnen getragenen Teilen Ohjek- 

 livrohr, Amicirolir und Okularrohr genannt und in ihrer Gesamtheit als Tubus 

 bezeichnet werden. Die Bewegung des Tubus geschieht im groben durch Zahnstange 

 und Trieb und im feinen durch ein Mikrometerwerk, das im folgenden Kapitel näher 

 beschrieben wird. 



Das Objektivrolir ist am größten und umschließt daher die beiden andern Rohre. 

 Es trägt Tmten die Objektive und ist an verschiedenen Stellen durchbrochen, um Gips- 

 und Glimmerblättchen, Tubusanalysator und AmiciscIic Linse aufzunehmen oder durch- 

 treten zu lassen. 



Das Amicirolir ])eginnt, wenn es ganz in das Objektivrolir hineingeschobenist, gleich 

 über dem Tubusanalysator. Es ist in seinem untern Teil von zwei Schlitzen durchbrochen, 

 von denen der untere die Amicilinse trägt, und der obere einen Stift lieraustreten läßt, der 

 zu einer Irisblende gelnUt, die in der obern Brennebene der Amicilinse liegt. Dieser Stift 

 befindet sicli nalie über dem Amici, wie man auf Tafel I sehen kann, mid liegt ziemlich tief 

 unter seiner Irisblejule. Die Zentii(MMmg dei' Amicilinse erfolgt in der Richtimg vorne — 

 hinten (genau genommen au feinoi' kreis form igen Balui)(iiu'cii einen feststellbaren Hebel, und 

 in der Richtung reciüs — links ilnnli eine Schraube mit Gegenmutter. Die Sonderbewegung 

 dieses Amicirohrs geschieht durch eine Triebschraube an der Stü-nseite des Mikroskops. 

 Die jeweilige Stellung gegen das Objektivrolu' läßt sich an einer Millimeterskala ablesen. 



Das Okularrolir, das olien die Okulare aufnimmt, gleitet in dem Amicirohr und 

 wird ohne Trieb freihändig bewegt. Seine etwa notwendig werdende Festklemmung 

 erfolgt din'ch eine kleine Sclu'aiibe am Ende des Amicirohrs. Die Stellung gegen das 

 Amicirohr kann wieder an einer Millimeterskala abgelesen werden. Die Irisblende in 

 der oberen Eokalebene der Amiciünse ist so gebaut, daß sie bei Tiefstellung des Okular- 

 rohrs noch hoch in dieses Rohr hinaufreicht. Die obere lichte Weite des Okularrohrs 

 stimmt mit den Weiten bei den Mikroskopen von Zeiss und Leitz, aber nicht mit denen 

 von FuESS überein. Der Unterschied beträgt allerdings nur etwa 0.1 mm; ich maß an 

 meinem Instrument diese liclite Weite zu 23.26 ± 0.02 mm, und an Fuess sehen Instru- 

 menten zu 23.38 ± 0.02 mm^. Dieser an imd für sich so unbedeutende Unterschied ist 

 indessen doch reclit bedauerlich, da mancjies Spezialokular, das von Fuess in der für 

 uns geeignetsten Form gebaut wird — ich erinnere nur an den BABiNETSchen Korapen- 

 sator — an den Mikroskopen vim Lkitz, Winkel und Zeiss nicht unmittelbar verwendet 

 werden kann, weil es in das obere Tubusende nicht hineingeiit. 



Die beiden auf Amicirolir und auf Okularrohr angebrachten Millimeterskalen er- 

 lauben Objektive, Amicilinse und Okulare meßbar gegeneinander zu verschieben. 



Der freie Raum über dem Tisch beträgt bei höchster Stellung des Tubus 12 cm bis 

 zum unteren Tubusende. Die Ausladung des Tubusträgers, also des Arms am Berger- 

 schen Stativ, geht so weit, daß noch Präparate von 15 cm Durchmesser auf dem Tisch 

 Platz finden können, ohne anzustoßen. 



^ Bei ZEissschen Mikroskopen wird die innere Weite des Tubusauszugrohrs am Okulareiide zu 23.3 mm 

 angegeben. S. Katalog über Mikroskope und mikroskopische Hilfsapparate. 35. Ausgabe. 1913. 48. 



