22 E. A. Wülfing: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



Mikrometerschraube sitzt ein Schneckenrad, das auch in Figur 11 von oben zu erkennen 

 ist. Die Mikrometerschrauhe selbst läuft in einer langen außen zylinderförmigen Mutter, 

 die auf einem Schlitten befestigt ist. Dieser wird mit seinem schwalbenschwanzformigen 

 Profil (s. Fig. 11) von oben in den Kasten eingeschoben und so weit liinuntergelassen, 

 bis die untere Spitze der Mikrometerschraubc den Ambos berührt und bis gleichzeitig 

 das auf dem unteren Teil der Mikrometerschraube sitzende Schneckenrad in die seit- 

 lich gelagerte Schnecke eingreift. Die Schnecke ist am besten aus Figur 11 zu erkennen. 

 Sie wird durch die beiderseits herausragenden Griff knöpfe bewegt. Diese sind in Figur 11 

 nicht vollständig gezeichnet, während die Ansicht von hinten in Figur 12 auf der rechten 

 Griffschraube noch eine Teilung und auf der linken Griffschraube noch eine in ein 

 Zahnrad eingreifende Spirale erkennen läßt. Der Teilkreis rechts erlaubt Hundertstel 

 einer Umdrehung und die Spirale mit dem Zahnrädchen links ganze Umdrehungen abzu- 

 lesen. Die in Figur 10 sichtbare Spiralfeder sorgt für guten Kontakt von Ambos und 

 Spitze, und der tote Gang des ganzen Mechanismus wird durch Abstimmen zwischen 

 den Höhenlagen von Ambos-Oberfläche, Schneckenrad und Schnecke größtenteils be- 

 seitigt^. Die Ablesungsmüglichkeiten sowohl für grobe wie für feine Bewegung sind 

 durch Figur 12 und 13 noch verdeutlicht. Auch sieht man hier, wie handlich die Trieb- 

 knöpfe für Grob- und Feinbewegung liegen, und wie bequem bei dieser Berger sehen 

 Anordnung der Übergang von der einen zur anderen Bewegimg ist. 



Die Mikrometerschraube hat 1.250 mm Steigung^; das auf der gleichen Achse sitzende 

 Zahnrad hat 25 Zähne; die Schnecke, die in das Zahnrad eingreift, besteht aus zwei 

 nebeneinander herlaufenden Spiralen, so daß bei einer Umdrehung dieser Schnecke 

 das Zahnrad um 2 Zähne, also um 2/25 einer Umdrehung gedreht wird. Demnach be- 

 wirkt die Mikrometerschraube bei einer Umdrehung der Feinstellgriffschraube einen 

 Hub des Tubus von 0.100 mm. Wenn wir nun die Giiffscliraube mit einer iiundert- 

 teiligen Skala versehen, so entspricht hier jeder Teil einem Hub von genau 1 |j.. Die 

 Teilung erlaubt nicht nur diese einzelnen My, sondern aucli noch Bruchteile bis zu zehntel 

 My bequem, für weitsichtige Augen allenfalls mit einer schwachen Lupe, abzuschätzen. 

 Zwei im Abstand von 4 mm stehende weiße Marken auf schwarzem Grund außen auf 

 den Wangen des Kastens, auf Tafel II rechts unten neben dem Griff der Grobbewegung 

 sichtbar, zeigen an, innerhalb welcher Grenzen die Feinbewegung benutzt werden soll. 

 Indessen darf man über diese Marken ganz erheblich hinausgehen, ohne eine Beschädi- 

 gung der Mikrometerschrauhe befürchten zu müssen. 



W'enn die Feinbev/egung des Tubus qualitativ und quantitativ gut funktionieren 

 soll, so muß nicht nur die Spitze der Mikron^eterschraube sorgfältig achsial liegen, es 

 muß auch der kleine Stahlambos, auf welchen diese Spitze aufstößt, recht genau ver- 

 tikal zum Sclilitten gelagert sein. Schon ein kleines Schlagen der Spitze und eine geringe 

 Neigung der Ambosflächo würde fehlerhafte Messungen verursachen können. Weicht 

 die Ambosfläche um a" von der richtigen Lage ab, und zeigt die Spitze der Mikrometer- 

 schraube von deren verlängert gedachter Achse eine Abweichung von r mm, so kann, 

 wie aus Figur 14 hervorgeht, bei einer halben l'mdrehimg der Mikrometerschraube ein 



' Vollständig aufheben ließe sich dieser tote Gang, der übrigens wenig stört, wenn man nach dem \'or- 

 gang von M. Berger das Schneckenrad aus zwei gegeneinander drehbaren, verzahnten Scheiben herstellte, 

 die durch eine Blattfeder gegen die Gänge der Schraube ohne Ende angedrückt werden. 



- In Figur 10 ist noch eine alte Mikrometerschraube mit 1.000 mm Steigung gezeichnet. 



