Bewegungsvorrichtungen des Tubus. 



23 



Fehler li = 2 r • lg a im Hub des Tubus entstehen. Angenommen, die Exzentrizität der 

 Spitze betrage r = 0.05 mm, und die Ambosflächc liege unter a = CSO' fehlerhaft, so ist 

 h = tg0''30' ■ 0.10 mm = 0.00087 mm. Man könnte also hier einen Fehler von fast 

 I [i begehen. 



Bei der schlagenden Bewegung muß nuui bedenken, daß die Spitze zwar recht 

 genau zentrisch auf der Mikrometerschraube selbst sitzen wird, daß aber diese Unruhe 



ÜOmm 



'"\e\\v l'i. 



b 



.V_. 



Irisblciide in oberer 



Brennebene des 



.\niici. 



Raum fiir 

 Tubusanalysator. 



Lin.senbreite 



des schwächsten 



Objektivs. 



durch die Führung der Mikrometerschraube m ihrer Mutter, oder noch mehr durch die 

 immer etwas lockere Führung des Schlittens in den Wangen des Kastens verursacht 

 sein kann. Diese letzteren schlagenden Bewegimgen bleiben aber praktisch ohne Ein- 

 fluß auf den Hub, wenn a = 0», wenn also die Ambosfläche möglichst genau vertikal 

 zur Spindelachse und zur Schlittenachse gelegt wu-d. Ich habe diese Ambosfläche da- 

 durch in die genau richtige Lage gebracht, daß ich sie mit der Messingplatte, die diesen 

 .\mbos trägt, und die den Kasten des Mikrcmioterwerks unten abschließt, auf meinem 



