24 E. A. Wülfikg: Ein neues Polarisationsmikroskop usw. 



Apparat zur Herstellung orientierter Kristallschliffe anschliff und hoch polierte. Natür- 

 lich dürfen Feilstriche, die leicht mehrere My Tiefe erreichen, auf dem Ambos nicht vor- 

 handen sein. 



Zur genauen Auswertung oder auch nur zur Kontrolle der Tubusfeinbewegung hat 

 sich folgende Anordnung als zweckmäßig erwiesen. Man kittet mit Wachs ein Objekt- 

 mikrometer auf das Okularende des Tubus oder auch auf den Schlitten hinter der Zahn- 

 stange, sodaß die Skalenabstände dieses Mikrometers der Schlittenachse parallel laufen. 

 Wälilt man hierzu die vortrefflichen MöLLERSchen Objektmiki-ometer — 2 mm in 200 

 Teilen — , so muß man sich zuvor von dem Maß der Schrumpfung oder Ausdehnung 

 der photographischen Schicht überzeugen; sie kann leicht 1% oder mehr betragen. 

 Alsdann richtet man auf diese Skala ein anderes Mikroskop, wie z. B. das WiNKELSche 

 ,, horizontale Meß-Mikroskop für pflanzenpliysiologische Untersuchungen nacli Professor 

 PFEFFER-Leipzig", stellt beide Mikroskope auf eine gemeinschaftliche Eisenplatte und 

 auf einen möglichst erschütterungsfreien Tisch. Eine hundertfache Vergrößerung des 

 horizontalen Mikroskops erlaubt eine relative Genauigkeit bis auf Bruchteile von My 

 und läßt also auch bis auf dieses Maß die Feinbewegung kontrollieren. 



9. Tubusanalysator. 

 a) Größe, Apertur und Konstruktion des Tubusanalysators. 

 Die Breite und die Polarisationsapertur eines Tubusanalysators ergibt sich aus 

 Figin- 15, wo unten die Linsenbreite eines sehr schwachen Objektivs (Apochromat 40 mm) 

 mit 2ri = 9.5mm, wo oben im Abstand 1=118 mm die weitest geöffnete Irisblende 

 des Amicirohrs mit 2r2=15mm eingezeichnet ist, und wo ferner zwischen den hori- 

 zontalen Strichen der Tubusanalysator liegen soll. Bei dieser extremen Optik muß die 

 wirksame Breite des Analysators 11 mm betragen, und seine Apertur, wenn man von 

 der Strahlenversetzung absieht, den Wert 2u = ll"52' erreichen, da 



■'i + '•2 

 tgu = — ,1 . 



Andere extreme optisclie Verhältnisse treten bei dem Awi-System ein (s.S. 45 ff.) 

 mit 2 rj^ = 13 mm Ausdehnung des primären Interferenzbildes und bei Einschaltung 

 der Amici-Linse in tiefster Stellung, wo 1 = 87 mm ist. Die untere Seite des Analysators 

 liegt hier 40 mm über den peripherischen Teilen des stark gewölbten Interferenzbildes 

 (s. S. 61ff.). Es ist unschwer abzuleiten, daß die Forderungen, die hier an den Analy- 

 sator gestellt werden, nicht wesentlich verschieden sind von denen bei der Beobachtung 

 im parallelen Licht. Hält man sich an die im Handel vorkommenden Fabrikate, so ist 

 für die vorliegenden Zwecke ein mit Leinöl gekittetes Ritter-Frank sches Prisma ge- 

 eignet, das bei Dr. Steeg und Reuter unter Nr. 1033 (Preisliste Nr. 6) aufgeführt ist und 

 eine wirksame Breite von 11 X 12 mm, eine Länge von 26 mm und eine Apertur von 13° 

 hat. Auch AuRENSsche Prismen von entsprechend geringerer Länge kann man einschalten. 



Die Endflächen des Tubusanalysators müssen genau parallel und auch senkrecht 

 zur Achse des Strahlengangs liegen, damit bei Ein- und Ausschaltung keine Bildver- 

 schiebung eintritt. Bei meinem Modell beträgt die Abweichung von der Parallelität 

 nur 0°2' imd die Bildverschiebimg ist unmerklich. / 



