GAUsssches Spiegelglas im Tubus. 25 



b) Bewegung des Tubusanalysators. 



Der Tubusanalysator ist bekanntlich in einem Kasten untergebracht, der sich nn 

 Objektivrohr leicht hin- und herschieben läßt. Ich möchte jene Ausführungen, bei wel- 

 chen dieser Kasten unter etwas Reibung hin- und hergeschoben wird, nicht unterstützen, 

 und ziehe den leichten Gang entschieden vor. Der Kasten darf sogar ein wenig locker 

 in den Ausschnitt des Objektivrohrs eingepaßt sein, damit das fortwährende Aus- und 

 Einschalten um so rascher vonstatten geht. Untersuchungen bei genauster Kreuzung 

 der Nicols geschehen ohnehin besser mit dem Aufsatzanalysator. 



Der Tubusanalysator ist um 90" um die Aciiso des Tubus drehbar. Für gewohnhch 

 geschieht diese Drehung mit einem Stift, der in Tafel I an der linken Seite der Skala 

 des Tubusanalysators dicht neben einer Schraube zum Festklemmen des Analysator- 

 schiebers zu sehen ist. Auch kann die Drehung gleichzeitig mit dem Polarisator ausgefülu't 

 werden, wenn man sich eines einfachen Stangenwerks mit zwei Ansätzen bedient, das 

 unten auf Tafel I abgebildet ist. Für viele Arbeiten ist nicht einmal das einfache Stangen- 

 werk erforderlich, weil die Keuzung der Polarisationsprismen schon an den Interferenz- 

 erscheiniingen deutlicli genug erkannt wird. 



10. GAUSSsches Spiegelglas im Tubus. 



Ein unter 45" gegen die Mikroskopachse geneigtes Glas, das die Funktion eines 

 Gauss sehen Spiegels bei Fernrohr-Autokollimationen übernimmt und bei unseren 

 Mikroskopen zuweilen auch WRiGHTsches Glas genannt wird, ist in einen Scliieber 

 eingebaut, der gegen den Tubusanalysator ausgetauscht werden kann. Es findet haupt- 

 sächlich Verwendung bei der Fedorow sehen Autokollimation und bei der Beobachtung 

 undurchsiclitiger Objekte. Auf Tafel I ist dieses Gauss sehe Glas unten reclits neben 

 den Kondensoren abgebildet. 



II. Fadenkreuz der Okulare. 



Die Okulare der Polarisationsmikroskope unterscheiden sich von denen vieler 

 anderer Mikroskope durch ein Fadenkreiiz. Dieses sollte für kui'zsiciitige, normal- 

 sichtige und weitsichtige Augen scharf einstellbar sein, wozu bekanntlich das Augen- 

 glas der HuYGHENS sehen Okulare verschiebbar sein muß und nicht wie bei sonstigen 

 Okularen dieser Art fest eingesetzt werden daif. Indessen vermag bei den iihhchen 

 Ausführungen ein Kurzsiclitiger das Fadenkreuz, selbst bei vollständig liineingescho- 

 benem Augenglas, rdters nocli nicht deutlich zu erkennen, während umgekehrt ein Weit- 

 sichtiger durch Herausziehen des Augenglases viel elier zu seinem Recht kommt. Um 

 nun zur Beseitigung dieses von vielen Werkstätten gar oft begangenen Fehlers beizu- 

 tragen, habe ich für eine Reihe von Okularen den Abstand der jeweiligen Augenlinse 

 vom Fadenkreuz für verschiedene Augen berechnet. Das Auge liege immer 1 cm über 

 dem Augenglas, und die deutliche Sehweite sei \\\r kurzsiclitige Augen zu 11 cm, für 

 normale Augen zu 25 cm, und für weitsichtige Augen zu 39 cm angenommen. iJei' Ab- 

 stand des Fadenkreuzes von der Augenlinse muß dann zu seinem deutlichen und zwang- 

 losen Erkennen bei Augenlinsen mit der Brennweite F die in umstehender Tabelle 

 unter A^, A^ imd A„ angegebenen Werte erreichen. 



