Aufsatzanalysator. 27 



der Kurzsichtigen entfernt sich stärker als die Kurve der Weitsichtigen von der Kurve 

 der Normalsichtigen. 



Die Okulare sind an Stelle der Fadenkreuze zuweilen auch mit Mikrometerskaien 

 oder mit quadrierten Skalen oder mit den für Dunkelfeldbeleuclitung sehr zweckmäßigen 

 Stufenmikrometerskaien von C. Metz^ versehen. Zu Mikrometerskalen nimmt man 

 am besten die photographierten Möller sehen Okularmikrometer, bei denen eine Skala 

 von 10 mm in 100 Teile geteilt, mit Nummern von 1 bis 10 versehen und zwischen runde 

 Glastäfelchen von 14 mm Durchmesser und 1.6 mm Gesamtdicke, neuerdings auch 

 zwischen dünnere Gläser, eingeschlossen ist. Solehe pliotographierten Skalen ziehe 

 ich den in Glas eingravierten entschieden vor, weil die schwarzen Linien der Photo- 

 graphien besonders gut zu erkennen sind. 



Zur Einstellung der Fadenkreuze auf die Ebenen der Nicolhauptschnitte ist an jedem 

 Okular außen ein verstellbarer Ring angebracht, der einen in die Schlitze am oberen 

 Tubusende passenden Ansatz trägt. Nach Einstecken des Okulars in das Okularrohr 

 kann dieser Ring durch eine Schraube gelockert und das Okular mit seinem Faden- 

 kreuz in das richtige Azimut gedreht werden, worauf dann die Festschraubung des Rin- 

 ges von außen erfolgt, ohne das Okular herauszunehmen. Durch diesen äußeren Ring 

 läßt sich das Fadenkreuz bequemer auf die Nicolebenen einstellen als durch die bisherigen 

 Vorrichtungen, die wohl meistens auf eine Drehung der die Fadenkreuze tragenden 

 Okularblenden hinauslaufen. 



12. Aufsatzanalysator. 



Aufsatzanalysatoren kiunmen meistens dann zur Anwendung, wenn die Tui)us- 

 analysatoren mit ihren kleinen Teilkreisen eine genaue Kreuzung der Nicols nicht 

 auszuführen gestatten, oder wenn sich die diu'ch den Tubusanalysator bewirkte astig- 

 matische Brechung störend bemerkbar macht. Diese Störung kann bei mikroskopisciiem 

 und bei teleskopischem Strahlengang eintreten. Über erstere wird im nächsten Kapitel 

 eingehend verhandelt werden; über letztere sei nur so viel bemerkt, daß die Auswer- 

 tungen der Achsenbilder unter der durch die astigmatische Brechung bewirkten parallak- 

 tischen Unruhe der Einstellung leiden können. 



Der Limbus eines Aufsatzanalysators sollte immer auf ganze Grade, nicht von 

 5 zu 5 Graden, geteilt sein, und auch die Einstellmarke auf dem Teller am Tubusende 

 sollte so fein ausgeführt sein, daß noch zeiintel Grade bei der Einstellung zu schätzen 

 sind. Die meisten mir bekannt gewordenen Teilungen entsprechen diesen Anforderungen 

 nur in mangelhafter Weise. 



Die Polarisationsapertur eines Aufsatzaiuilysators muß groß sem und sieh dem 

 scheinbaren Gesichtsfeld der Okulare anpassen. Im allgemeinen ist hier eine Polari- 

 sationsapertur von etwa SC erforderlicJi. Mein Aufsatzanalysator ist von gleichem 

 Konstruktionstypus , aber von etwas anderm" Längenverhältnis wie der große 

 Polarisator unter dem Tisch; er besteht also auch aus einem dreiteiligen Akren s- 

 schen Prisma mit der Ritter-Frank sehen Variante. Seine Polarisationsapertur iuiß1 

 im Minimum 30". 



Zeitschr. f. wiss. MikiosU. 29 (1912), 72. 



