[Aus dem Bakteriologischen Laboratorium der 

 Molkereigesellschaft »Plancius« in Amster- 

 dam]. 



EINE PRAKTISCHE BAKTERIENHARPUNE. 



VON 

 Dr. Jur. A. RAAFF, 



Direktor der Molkereigesellschaft. 



Für die Abimpf ung sehr kleiner Plattenkolonien unter fort- 

 währender mikroskopischer Beobachtung habe ich eine Modifi- 

 kation der UNNA-ZElSSschen Bakterienharpune herstellen lassen. 



Der Apparat (Tafel V.) besteht aus zwei Teilen : der eigent- 

 lichen Impfnadel und dem Nadelführer. 



Die Impfnadel ist von Stahl statt von Platin angefertigt, 

 damit die Nadel eine gewisse Starrheit besitze. Diese Nadel 

 kann auch zweiteilig gemacht werden, aus der Nadel und 

 einem Schiebehülschen, worin die Nadel festgeschraubt werden 

 kann, zusammengesetzt ; man kann auf diese Weise je nach 

 dem beabsichtigten Zweck verschiedene Nadeln einschrauben. 



Der Nadelführer dient dazu die Nadel derart zu fixieren, 

 dass ihre Spitze bis unter dem Objektiv des Mikroskops hin- 

 reicht und dort sichtbar ist. Er besteht aus einer Hülse, einem 

 Stiel und einer federnden Klemme. Die Hülse umschliesst den 

 Tubus des Mikroskops und der Stiel ist mittelst eines Kugel- 

 gelenkes einerseits mit der Hülse, andrerseits mit der federnden 

 Klemme verbunden. Die federnde Klemme ist derart konstruiert, 

 dass die Nadel seitlich entfernt werden kann. 



Die Nadelspitze wird etwas über die Bildfläche des Mikroskops 

 (gewöhnlich benutze ich Okular 5, Objektiv A, ZeiSS) ein- 

 gestellt, sodass ihr Bild mehr weniger diffus wahrgenommen 



