Das bildumkehrende Ocular. 37 



d. Das bildumkehrende Ocular. 



Da die umgekehrte Lage, welche das zusammengesetzte Mikro- 38 

 skop den Bildern giebt, wenn auch nicht die Untersuchung, so doch 

 das Präpariren der Objecte auf dem Objecttisch erschwert, so kamen 

 die neueren Optiker auf den Gedanken , auf katoptrischem oder di- 

 optrischem Wege eine Wiederumkehrung des Bildes zu bewerkstelli- 

 gen. Das einfache Mikroskop, welches sonst gewöhnlich zu Zerglie- 

 derungen benutzt wird, sollte auf diese Weise verdrängt und durch 

 ein besseres Instrument ersetzt werden , welches insbesondere den 

 wichtigen Vortheil eines grösseren Focalabstandes gewährt. Die Aus- 

 führung dieses Planes wurde in folgender Weise versucht. 



Man fügte zu dem gewöhnlichen Ocular noch zwei Linsen hinzu, 

 welche in gemeinsamer Fassung , die convexe Seite nach oben gewen- 

 det, in die Mikroskopröhre eingesetzt wurden. Das ganze Ocular 

 erhielt dadurch dieselbe Einrichtung, wie beim terrestrischen Fern- 

 rohr, und musste also auch wie dieses eine Wiederumkehrung des 

 Objectivbildes bewirken. Instrumente mit solchen Ocularen und zum 

 Theil mit ausziehbaren Röhren wurden sowohl von Plössl als von 

 Oberhäuser und ebenso von den meisten englischen Optikern her- 

 gestellt, haben jedoch unseres Wissens nie eine ausgedehntere Ver- 

 breitung gefunden. 



Eine andere Methode, welche Oberhäuser zuerst anwandte, be- 39 

 steht darin , ein vollständiges zusammengesetztes Mikroskop mit 

 schwacher Vergrösserung als Ocular zu benutzen und dasselbe dem 

 Objectiv so weit zu nähern, dass das von letzterem entworfene reelle 

 Bild in geringer Entfernung von demselben zu Stande kommt. Es 

 levichtet ein, dass auf diese Weise ein Objectivabstand gewonnen wird, 

 welcher bis zu ziemlich starken Vergrösserungen den freiesten Ge- 

 brauch der Präparirin Strumente gestattet. Dagegen lässt sich erwar- 

 ten, dass die Schärfe der Bilder im Vergleich mit denen eines ge- 

 wöhnlichen Mikroskops Manches zu wünschen übrig lässt. Solche 

 Dissectionsmikroskope werden von Hartnack, dem Nachfolger 

 Oberhäusers, gegenwärtig noch geliefert. 



Endlich lässt sich die Umkehrung des Bildes auch durch reflecti- 40 

 rende Prismen erzielen, welche entweder über dem Ocular oder in der 

 Mikroskopröhre angebracht werden. Die Wirkung eines solchen 

 Prismas mit zwei rechtwinklig zusammenstossenden Flächen ist in 

 Fig. 9 veranschaulicht. Dasselbe bedingt, wie man sieht, eine Um- 

 kehrung mit Rücksicht auf rechts und links, bringt dagegen in der 



