§4 Theorie des Mikroskops. 



sind, je weniger die Lichtkegel, welche nach dem Durchgang durch 

 das Object vom Rande der dunkeln Stellen, Linien oder Puncte zu 

 koinmen scheinen, gegen die Axe des Mikroskops geneigt sind, je 

 weniger also der peripherische Theil des Objectivs bei der Brechung 

 derselben betheiligt ist. 

 77 Man begreift nun auch, warum bei Objectiven mit grösserem 



OeiFnungswinkel bald die Abhaltung der Centralstrahlen, bald die 

 der Randstrahlen die Schärfe des Bildes erhöht, indem dadurch der- 

 jenige Theil der brechenden Fläche ausser Wirksamkeit kommt, wel- 

 cher am wenigsten aberrationsfrei ist. Nur dürfte es in der Regel 

 -vortheilhafter sein, die betreffenden Blendungen am Objectiv selbst 

 (sei es unter der Vorderfläche, was jedenfalls am besten wäre, oder 

 hinter der letzten Fläche oder zwischen den Linsen; , statt am Be- 

 leuchtungsapparat anzubringen. 



Eine solche verbessernde Einrichtung am Objectiv wurde schon 

 von Harting (Mikr. p. 254) vorgeschlagen; derselbe ist sich jedoch 

 über den zu erreichenden Zweck nicht ganz klar, da er ganz allge- 

 mein gewöhnliche Blendungen mit grösseren und kleineren Oeffnun- 

 gen empfiehlt, welche nur die Mitte des Objectivs frei lassen. Es 

 versteht sich von selbst, dass dadurch unter Umständen gerade der 

 bessere Theil der brechenden Fläche abgeschnitten würde. 



Aus dem Angeführten geht auch hervor, dass die gewöhnlichen 

 Frobeobjecte, die Nobert'schen Probetäf eichen mit inbegriffen, nur 

 im Allgemeinen über das optische Vermögen des peripherischen Theils 

 der Objective Aufschluss geben, ohne dass damit für Strahlen ver- 

 schiedener Neigung der Grad der Verbesserung relativ bestimmt wer- 

 den könnte. Viel besser müssten sich hiezu helle Liniensysteme auf 

 dunkelm Grunde, z. B. avif einem mit einer schwarzen Substanz über- 

 zogenen Objectträger eignen, wobei aber das Glas selbst nicht geritzt 

 sein dürfte. Die nach der Einstellungsebene zielenden Lichtkegel 

 wären alsdann den von hier ausfahrenden hinsichtlich der Neigung 

 und Oeffnung vollkommen gleich, und man hätte es in seiner Gewalt, 

 durch Anwendung geeigneter Blendungen nach Belieben senkrechte 

 Strahlenbündel oder mehr oder weniger geöffnete Strahlentrichter 

 mit ringförmigem Querschnitt zum Objectiv gelangen zu lassen. Die 

 Zu- und Abnahme des optischen Vermögens in den verschiedenen con- 

 centrlschen Zonen des Objectivs könnte nach dieser Methode leicht 

 und sicher festgestellt werden. Die Frage ist nur, ob sich solche Li- 

 niensysteme, sei es nun auf Glas oder auf Collodium mittelst der Pho- 

 tographie oder auf irgend einem anderen Wege herstellen lassen. 



