Qg Theorie des Mikroskops. 



die für das Verständniss und die Anwendung der verschiedenen Be- 

 leuchtungsarten erforderliche theoretische Grundlage festzustellen. 



1. Belenclitniig mit durchfallendem Licht. 



Der wichtigste und allein unentbehrliche Bestandtheil jedes Be- 



leuchtungsapparates für durchfallendes Licht ist der Spiegel. Um 

 seine Wirkung theoretisch festzustellen^ denken wir uns denselben in 

 die Strahlung einer unbegrenzten oder wenigstens sehr ausgedehnten 

 und auf allen Puncten gleichmässig leuchtenden Lichtquelle einge- 

 taucht. Jedes Element der spiegelnden Fläche wird alsdann nach eben 

 so vielen Richtungen Licht aussenden, als es Licht empfängt. Wenn 

 wir daher von der äusserst geringen Differenz der Verluste absehen, 

 welche die unter ungleichen Winkeln reflectirten Strahlen erleiden, 

 so wirkt der Spiegel mit Rücksicht auf die Einstellungsebene des 

 Mikroskops genau so, wie eine selbstleuchtende Fläche und jedes 

 Flächenelement desselben wie ein selbstleuchtender Punct. Dabei ist 

 es vollkommen gleichgültig, ob derselbe eben, hohl oder erhaben sei, 

 da ja die Leuchtkraft des einzelnen Flächenelements von seiner Nei- 

 gung gegen die Axe des Instruments unabhängig und folglich die 

 Helligkeit der ganzen Spiegelfläche dieselbe ist, ob diese Neigung 

 sich von Element zu Element ändere oder constant bleibe. Ein belie- 

 biges Flächenelement der Einstellungsebene p (Fig. 40) wird daher, 

 wenn ah die Blendung darstellt, von Strahlen beleuchtet, welche von 

 den Puncten der Spiegelfläche zwischen m und n ausgehen. Von dem 

 ganzen nach oben divergirenden Lichtkegel, welchen jeder einzelne 

 dieser Puncto aussendet (in der Figur Avurde derselbe für den Punct o 

 angedeutet) wirkt aber nur ein unendlich schmaler Theil mit , dessen 



nachdem die besonderen Umstände und die Art des Objects diess verlangen. Wei- 

 terhin, bei Besprechung der Mittel, durch welche angeblich die gewünschte Strah- 

 lenrichtung hergestellt werden soll, wird unter Anderem bemerkt, dass die Form 

 des ebenen Spiegels gleichgültig sei , der Hohlspiegel dagegen müsse natürlich 

 rund sein. Goring war in Betreff dieses letzteren Punctes anderer Ansicht. Er 

 legte einen grossen Werth darauf, dass der Beleuchtungsspiegcl elliptisch und 

 nicht kreisförmig sei , damit er von oben gesehen sich kreisförmig darstelle. Zu- 

 gleich gab er demselben eine wahrhaft colossale Grösse (beinahe 5" Länge bei 

 4" Breite), um dadurch die Lichtstärke des Bildes zu steigern. 



Wir denken , der unbefangene Leser wird aus der folgenden Darstellung die 

 Ueberzeugung gewinnen, dass die einfallenden Strahlen, welche zur Beleuchtung 

 der Flächenelemente des Gesichtsfeldes beitragen , immer convergiren und dass 

 irgend eine bestimmte Form beim Hohlspiegel ebensowenig als beim Planspiegel 

 geboten ist. 



