Beleuchtung mit auffallendem Licht. 95 



Halbschatten fällt. Sie findet auch in der Regel nur Anwendung, 

 wenn die Vergrösserung nicht viel über 100 — 120 Mal steigt, so dass 

 die OefFnung des einfallenden Lichtkegels [kplin Fig. 45) bedeutend 

 grösser ist., als diejenige des Objectivs. Das Einschalten einer Sammel- 

 linse gewährt alsdann, wie beim durchfallenden Licht, den prakti- 

 schen Vortheil , dass die Herstellung eines solchen Lichtkegels noch 

 möglich ist, wenn das Mikroskop auch ziemlich weit vom Fenster auf- 

 gestellt wird , insofern nur die BrennAveite der Linse im Verhältniss 

 zum Durchmesser derselben nicht zu gross ist. Dass übrigens ein 

 aequivalenter Hohlspiegel oder ein Selligue'sches Prisma (rechtwink- 

 liges Prisma, dessen beide unter dem rechten Winkel zusammenstos- 

 sende Flächen convex geschliffen sind) ganz dasselbe leistet, was eine 

 Beleuchtungslinse, ist an und für sich klar. Doch dürfte die letztere 

 in den meisten Fällen aus rein praktischen Rücksichten den Vorzug 

 verdienen. 



Der angedeutete Uebelstand, dass bei dieser Beleuchtung der 8(5 

 grössere Theil der Körperoberfläche in den Schatten fällt, lässt sich 

 übrigens bis auf einen gewissen Grad beseitigen. Da nämlich die Ver- 

 theilung von Licht und Schatten im mikroskopischen Bilde einzig 

 und allein von der Lage und Oeff'nung des einfallenden Lichtkegels 

 abhängt (das Objectivsystem wird als gegeben betrachtet), so ist es 

 möglich, durch geschickte Verwendung spiegelnder Flächen dem er- 

 hellten Theile des Bildes eine grössere Ausdehnung zu geben. Ist 

 z. B. das Fenster des Arbeitszimmers oder die Beleuchtungslinse die 

 (secundäre) Lichtquelle, so Avirkt ein gewöhnlicher Spiegel, welcher 

 auf der entgegengesetzten Seite der Mikroskopröhre in geeigneter 

 Stellung dem Lichte zugewendet wird , wie eine Verdoppelung dieser 

 Lichtquelle. Ein kugelförmiger Körper, welcher bei einseitiger Be- 

 leuchtung eine einzige excentrische Lichtstelle zeigt, erhält auf diese 

 Weise deren zwei ; ebenso konnnt zu der Lichtlinie, welche ein paral- 

 lel mit dem Fenster verlaufender Metalldraht entwirft, in Folge der 

 Spiegelung eine zweite symmetrische hinzu. Stände das Mikroskop in 

 einem geschlossenen Halbkreis von Spiegeln und nahe am Fenster, so 

 müsste der Lichteifect annähernd derselbe sein, wie wenn es unter 

 freiem Himmel oder in einem Glashaus mit unbeschränktem Seiten - 

 und Oberlicht aufgestellt wäre. Eine ähnliche Wirkung, wenn auch 

 nicht eine vollkommen aequivalente, müsste auch ein kleiner cylindri- 

 scher oder im Querschnitt parabolischer Hohlspiegel hervorbringen, 

 welcher am untern Ende des Objectivs so befestigt wäre, dass das von 

 ihm entworfene Bild des Fensters im Facus des Mikroskops zu Stande 



