96 



Theorie des Mikroskops. 



käme. Man könnte, um seine Wirkung noch etwas zu steigern, dem- 

 selben auch in der Richtung der Axe eine entsprechende Krümmung 



geben, wie diess in Fig. 47 

 veranschaulicht ist. Der Ob- 

 jectpunct p würde auf diese 

 Weise so beleuchtet, als wäre 

 derselbe in die Strahlung des 

 ganzen Himmelsgewölbes, mit 

 Ausnahme der durch den Win- 

 kel qpn bestimmten Scheitel- 



Figur 4" 



Ein solcher Beleuchtungs- 

 apparat ist unseres Wissens nie 

 hergestellt worden. Das W e n ha m's che Paraboloid*) und einige 

 andere Apparate, welche besonders in England Verbreitung gefunden 

 haben, sind nur insofern mit ihm verwandt, als das Licht, welches 

 zur Beleuchtung beiträgt, ebenfalls seitlich oder von allen Seiten, aber 

 nur innerhalb gewisser, ziemlich eng gezogener Grenzen der Neigung 

 einfällt. Dagegen besitzen wir in dem Lieberkühn'schen Spiegel 

 gewissermassen sein Gegenstück, indem derselbe gerade die dem Win- 

 kel qpn entsprechende Strahlung herstellt und also denjenigen Theil 

 des Himmelsgewölbes repräsentirt , der in unserem Falle ausgeschlos- 

 sen war. Diese Wirkung wird durch ein in der Mitte durchbrochenes 

 Concavspiegelchen erzielt , Avelches mittelst seiner Fassung so an das 

 Objectiv angeschraubt wird, dass der wirksame Theil der Objectiv- 

 linse die OefFnung des Spiegels ausfüllt und so die reflectirende Fläche 

 wieder vervollständigt '*). Als Lichtquelle dient der gewöhnliche Be- 



*) Das Wenham'sche Paraboloid ist ein nach unten gekehrter und am Schei- 

 tel durchbrochener parabolischer Spiegel , welcher nach Art einer Cylinderblen- 

 dung in den Objecttisch eingeschoben wird. Soll derselbe auffallendes Licht 

 liefern (er wurde zunächst für durchfallendes construirt) , so bringt man das zu 

 beleuchtende Object in ein starkbrechendes Medium (Terpentinöl, Canadabalsam 

 u. dgl.) und bedeckt es mit einem Deckglas. Alsdann erfahi-en die vom Spiegel 

 kommenden Randstrahlen , welche unter einem Winkel von c. 42" und darüber 

 einfallen, an der Überfläche des Deckglases eine totale Eeflexion und bilden nun 

 einen nach oben geöflheten Strahlentrichter , dessen Spitze bei richtiger Einstel- 

 lung des Apparates die Oberfläche des Objectes trifft. 



**) Die Spiegelung der Objectivlinse ist so beträchtlich, dass das von ihr 

 entworfene Schattenbild eines Quecksilbertropfens in diesem letzteren selbst 

 wieder ein verkleinertes Bildchen hervorruft, das mikroskopisch noch deutlich 

 wahrnehmbar ist. 



